696 Franz Müller. 



zeigt, birnförmig- geformtes Rohr, in dem sich mit Schwefelsäure befeuch- 

 tete Glasperlen befinden, mit dem Verbrennungsapparat verbunden und 

 durch mehrfaches Öffnen und Schließen der Hähne das Gas eingesaugt, 

 endlich durch eine Uberfüllkugel (W) restlos eingetrieben. 



Vergleich der Genauigkeit der verschiedenen Ferricyanid- 



apparate. 



In der beifolgenden Tabelle Ä sind verschiedene willkürUch heraus- 

 gegriffene Versuche zusammengestellt, bei denen nach Barcroft 1 cm^, nach 

 meiner Methode 20 resp. 5 cm^ Blut verwendet wurden. 



TabeUe A. 



Vergleich der Oo-Bestimmung in verschiedenen L'erricyanidapparaten {Bar- 

 croft und Müller, 1905, bisher nicht publiziert). Schaf blut: 



Apparat von 



BarcrofI Müller j//',.. c 



mit 1 c»!-^ Blut mit 20 t?«-' lüut mit 5 c»P Wut 



1^3 ] .... 



14-3 i - ^^^^ 



21-3 I •''■' 



23-2 1 - 23-28 



Die Zusammenstellung zeigt, daß beide Apparate in gleicher Weise 

 ihren Zweck erfüllen. Außerdem zeigt die folgende Zusammenstellung B 

 einer großen Anzahl von Doppelanalysen, die Barcroft an Hundeblut ge- 

 macht hat, den Fehler seiner Methodik. 



Tabelle B. 



Differenz von je zwei Doppelanalysen von 1 <>n^ Hundeblut, uiit Kalium- 

 oxalat ungerinnbar gemacht. Sauerstoff in Prozent des Blutvolumens: 



Laufende Nr. 12 3 4 



Prozent 05 04 05 



Laufende Xr. 11 12 13 14 



Prozent 09 08 04 05 



Der Fehler beträgt im Durchschnitt O'-i'iVo des Blutvolumens resp. 

 2'6Vo des Sauerstoffwertes. Bei der Kohlensäure ist der Fehler allerdings 

 höher. In den folgenden 25 Doppelversuchen von Barcroft (Tabelle C) 

 war er im Durchschnitt O'TVo des Blutvolumens resp. TOVo des Kohlen- 

 säuregehalts. 



Tabelle C. 



Differenz von je zwei Doppelanalysen von 1 cm^ Hundei)lut (mit Kalium- 



oxalat): Kohlensäure in Prozent des Blutvolumens: 



13 

 10 



