Biologische Gasaualyse. 69(j 



daß hier bei f^ewissen liliitarten dieselben Abweichungen vork(»nnnen. Er 

 sah auch gerade bei Hundebhit. und zwar bei ganz frischem Hhit, nachdem 

 das Ivohlenoxvd vollkouimon entwiclvelt war, eine sehr schnell eintretende 

 Gasabnahme. Da hier eine Mischung' von Kohlenoxyd und Luft vorliegt, 

 und da die gebildete Methämoglobinlösung kein Kohlenoxyd wieder auf- 

 nimmt, so kann es sich nur um Sauerstoffzehrung aus der im Apparat 

 befindlichen Mischung handeln. Es können also die (iurcli diese 

 Zehrung eintretenden P'ehler bei keiner Art der Ferricyan- 

 kaliummethoden vermieden werden; sie sind nur durch l'umpen- 

 analyse mit Sicherheit zu umgehen. 



Alles zusammengenommen ist zweifellos die Kohlensiiurebestimmung 

 mit der Gaspumpe genauer, vorausgesetzt, dal) man die Analyse nach 

 Haidane ausführt, die Sauerstoffbestimmung bei \erwendung der Ferri- 

 cyankaliumreaktion dagegen oft ebenso genau wie beim Auspumpen und 

 sogar genauer. 



Die Bestimmung der Absorption und der Spannung von Gasen im 



Blut. ') 



Handelt es sich darum, die Gasmenge zu kennen, die bei ge- 

 gebener Temperatur und gegebenem Druck von Blut aufgenommen wird, 

 so genügt es nicht, die absorbierte Menge nur bei einem Druck zu 

 ermitteln, da die Spannungskurve nicht geradlinig verläuft. Aulierdem 

 ist es meist erforderlich, bei Körpertemperatur zu arbeiten. \q\\ den sonst 

 zur Bestimmung der Absorption von Gasen in Flüssigkeiten verwendeten 

 Methoden scheiden hier bei Blut diejenigen aus, bei denen die Flüssigkeit 

 zuvor ausgepumpt wird, da das Blut sich ohne Änderung seiner Zusammen- 

 setzung nur schwer und meist nicht vollkommen gasfrei machen läljt. 

 Sodann kommt bei Blut der besondere Umstand in Betracht, daß es oft 

 leicht oxydable Stoffe enthält, die beträchthche Mengen Sauerstoff schnell 

 in sich verbrauchen, d.h. daß es Sauerstoff ..zehrt" (s. S. 684). 



Ä. Methoden mit konstanter Durchleitung von (ias. 



Bei der einfachsten, aber meist unzureichenden Methode wird aus 

 einem Gasometer durch das in einem Kolben befindliche Blut bei konstan- 

 ter Temperatur 1 Stunde lang Gas hindurchgeleitet und am Schluß der 

 in dem Kolben herrschende Druck vermittelst Manometers abgelesen. Man 

 entnimmt eine Probe des Gases, eine Probe des Blutes und ermittelt beider 

 Zusammensetzung. Bei diesem Vorgehen wird dadurch leicht ein Fehler 

 hervorgebracht, daß die Konzentration des Blutes sich durch Wasserver- 

 dampfung ändert. Das einströmende Gas muß also mit \Vasserdam|)f der 

 gleichen Temperatur gesättigt sein. 



*) Vgl. Die Abliaiulluug von liolir in Tu/crstcdts Ilamlbuch d. liiuphysikalischon 

 Methodik (noch nicht erschienen). 



