Biologische Gasanalyse. ^q;^ 



2. Nach Bohr. 



Bohr konstruiert soiiio Absorptionicter anders: 



Es befindet sich in dem einfachsten Absorptiometer ein horizontal 

 liegender Einliterzvlinder, (h-r iiiii s(;iiie horizontale Achse schwinirend auf- 

 gehängt ist. Das Blut flicüt über die innere Flüche des Zylinders und >tehl 

 mit dem eingeführten Gas in Austausch. In neuester Zeit verwendet Huhr 

 den beistehenden Apparat (Fig. 2.">S). In ihm rotiert im Kasten J durch die 

 Tätigkeit eines Stahlmagneten E ein Zylinder B, der das am Hoden des 

 Kastens befindliche Blut auf seine Obi-rfläche zieht und mit heiumführt. 

 Für die Durchmischung des (iases ist aurierdem durch einen Flügel r'gesortrt. 

 Es sind Vorrichtungen getroffen, um teils das (las (H, K), teils das Blut 

 (d, M) zu entnehmen und außerdem . um den Druck in dem System zu 

 messen (F, G). Auf die exakte Druckmessung mul» besonderer Wert gelegt 

 werden, weil sowohl Absorption wie Si)annung aullerordentlich von dem (Jas- 

 druck beeinflußt werden, und zwar bei Blut in nicht V(u-ausziisehender Weise. 



Methode zur Messung derBlutgasspannung im zirkulierenden Blut. 



Wenn die folgenden Methoden zwar im l'iinzip die gleichen sind wie 

 bei den Bestimmungen auberhalb des Körpers, so sind die Apparate doch 

 infolge der Verwendung am lebenden Tier in charaktei'istischer Weise modi- 

 fiziert; Das erste ..Aerotonometer" stammte bekanntlich von I'fliii/>r. Ks 

 hat den Nachteil, daß das aus einer Arterie in eine senkrecht stehende 

 Röhre oben so einfUeßende Blut, daß es sich in dünner Schicht ausbreitet und 

 herabfließt, nicht mehr in das Tier zurückfließen kann. Die Dauer des Durch- 

 fließeus war wegen der Gefahr der Gerinnung mir kuiz und die lilufmenge 

 konnte nur gering sein, da man dem Tier nicht zu viel Blut entziehen darf. 



Bohr hat theoretisch abgeleitet, dali bei der Konstruktion eines Tono- 

 meters, abgesehen von der guten Mischung des (Jases. die IMutober- 

 fläche gegenüber der Gasmenge dann am größten ist. wenn das \'erh:iltnis 

 Obeiiläche (o) dividiert durch Gasvolumen (v) möglichst groß wird und 

 hat bei der Konstruktion seiner Tonometer darauf Wert gelegt, daß dieser 

 Bruch recht hoch ist. 



Für Fßi'Kjers Tonometer ist der Bruch .'»•H, in den idteren 



Aerotonometerversuchen von Z>W/;- ( iS'.tO), bei denen das i'onumeter luden 

 Verlauf einer Arteric eingeschaltet war, das Blut also ins Tier zurück- 

 floß, war — 5-2. liei i'Vc'C^mc^s Tonometer, bei dem der Apparat zwischen 

 Arterie und Vene eingeschaltet war und das Blut durch Teptoninjektion 

 uugerinnbar gemacht war, ist niii- .iT. aber der Apparat infolge seiner 



leichten Handlichkeit doch recht brauchbar. 



Erheblich bessere Gasausgleichsbedingungen bietet das A'n^yÄsche 

 Tonometer (Fig. 239): In ihm fließt das Üluf sowohl längs der inneren 



Abel tM-h a 1 dl' n , Haiulbiicli der bincbemiscbon Arboitmnothodeti. UI. 45 



