Allgemeine chemische Metiioden. 



( < i 



in den Abzweigeröhren c und d endet. Das Rohr d ist mittelst eines diek- 

 wandii>en Kupferrohres mit dem Manometer K verbunden, das Rohr c ist mit 

 einem ^'entil versehen, das die Möglichlveit gibt, die (rase aus dem Rohre 

 herauszulassen oder fremde Gase mittelst einer Pumpe in das Rohr einzuführen. 



Um einen hermetischen Verschluß des Rohres durch den Deckel zu 

 sichern, dient der Obturator L (Fig. 589), der aus einer Scheibe aus weichem 

 Rotkupfer mit einer Öffnung in der Mitte besteht. Um das Rohr luft- 

 dicht zu schließen, legt man auf dessen oberen Rand, der zu einem 

 stumpfen zylindrischen Messer geformt ist, den Obturator und darauf den 

 Deckel auf und schraubt ihn mittelst der Schrauben (an den l^olzen 

 des Deckels) an das Rohr fest an. Der Rand des Rohres schneidet sich 

 stark in die Obturatorscheibe ein, deren obere Seite sich dabei eng an 

 die nichtpolierte innere Fläche des Deckels andrückt. Das Anziehen des 

 Deckels an das Rohr mittelst der Bolzen muß gleichinälUg, aber ziemlich 

 stark geschehen. Das Manometer ist ein für 

 allemal mit dem Deckel verbunden, und um das 

 Rohr zu schließen, braucht man nur das \'entil 

 zuzuschrauben. Das Ventil ist ebenso eingerichtet, 

 wie in der kalorimetrischen Rombe von Berthelot 

 oder in der Bombe von Sarrau und Vieille (zur 

 Untersuchung von Sprengstoffen), mit kleinen 

 Änderungen. Das Ventil darf nicht zu stark 

 zugedreht werden, da es sonst verdorben werden 

 würde. Wenn die Oberfläche des Flansches am 

 Deckel, welche den (Jbturator berührt. verdorl)en 

 sein sollte, kann man den Flansch wechseln und 

 der Apparat ist wieder zur Arbeit tauglich. Selbstverständlich nmß zu jedem 

 A>rsuche ein neuer Obturator genommen werden. Wenn die Berührung 

 der Dämpfe der zu untersuchenden organischen Verbindungen mit den 

 eisernen Wandungen des Rohres vermieden werden soll, wird in das 

 eiserne Rohr ein entsprechendes Kupferrohr eingelegt, dessen Ränder an 

 das eiserne Rohr angelötet werden. In diesem Falle berühren die Dämpfe 

 der Flüssigkeit nur eine geringe Oberfläche des Deckels, die vom Obturator 

 nicht bedeckt ist, wobei die Temperatur dieses Teiles des Apparates nicht 

 so hoch ist, daß das Eisen eine katalytische Wirkung ausüben könnte. 

 Da das Kupfer kein Katalysator ist, können in ein derartig be- 

 schicktes Rohr verschiedene Katalysatoren eingeführt werden. 



Nach neueren Angaben von Ipatieiv wird der Deckel aus einem 

 Stück Metall angefertigt und mit einer Vorrichtung zum Einpumpen und 

 Ausströmenlassen der Gase sowie mit einem Manometer von Bourlon ver- 

 sehen (Fig. 590). 



Fip. 590. 



Die Untersuchungsmethode. 



Das mit etwa 40 g Substanz beschickte Rohr wird in einem elektrischen 

 f )fen erhitzt, der eine Umwicklung von vernickeltem Draht und eine Fütterung 



