Die pliysikuliscli-chemisclie Analyse der Pflanzenzclle. 



85 



IL. 



(r 



17 



4/5 



(Ich Kapillaren um 1 cm Schwefelsäure. Mau kann also (iaduirli .'ine 

 i>rüßere J )nK'kal)nahme erzielen und zwar fz:enauer als durch Ablassen dci- 

 Luft durch einen einziiien Hahn. Zur Füllun,-: der Manometer wird zwcck- 

 ni;ilji^i>- nicht (,)uccksill»cr, sondern Schwefelsäure von 98Vo <'iie gewöhnliche 

 konzentrierte Säure des Handels) benutzt, wobei das offene .Manoinefer- 

 ende durch ein Chlorkalziumrohr vor dem Kindringen von Feuchtigkeit 

 geschützt wird. Das kürzere Manometer wird zu Messungen unterhalb 

 öO cm Druck benützt, welche 



Ablesungen am großen Ma- Fig.». 



nometer. das bis auf den -^^ 

 Fußboden reicht, zu unbe- 

 quem sind. Bei Denützung 

 des grolien Manometers wird 

 das kleinere durch Hahn 17 

 von der übrigen Apparatur 

 abgeschlossen. 



Die Hähne 6—12 sind 

 alle mit gleichdicken (Jlas- 

 röhren verbunden, an wel- 

 chen je ein Glasrohr mit 

 einer kapillaren Spitze durch 

 Gummischlauch befestigt ist. 

 Die Verbindungsstellen sind 

 mit Schellack überpinselt. 

 Das obere Ende des Ka- 

 pillarrohres hat den Durch- 

 messer von 3 mm und ent- 

 hält etwas Watte, um den 

 Staub der Luft aufzufangen: 

 an diesem obersten Teil ist 

 ein lö on langes Stück 

 dünnwandigen Glasrohres 

 von "2 mm Durchmesser an- 

 geschmolzen. Das untere 

 Ende dieses IJohres ist in 

 eine 1 cm lange Kai)illare 

 von 0'5 mm Durchmesser 



ausgezogen. Die Herrstellung der Kapillaren erfordert eine besondere Technik. 

 Die llöhre wird in senkrechter Lage festgehalten, so daß sich das kapillaie 

 Ende 10— 15 cm über dem Tische befindet. Die Hähne ö und /■/ sind 

 dal)ei geschlossen, 12 und 13 offen, um innerhalb der Röhre Atmosphären- 

 druck herzustellen. Dann wird ein kurzer (dasstab fein ausgezogen und 

 an das Ende der Kapillarridire angeschmolzen, worauf die Kapillare gerade 

 oberhalb dieser Stelle durch eine kleine Flamme so lange erwärmt wird. 

 Ins sie durch das Gewicht des daran befestigten (Jlasstabes in eine sehr 



^ 



WlinliDnughscher Apparat zur Bestimmung der (Iberflachen- 

 spaDiiiiiiK. 



