86 



Viktor Gräfe. 



Fig. 10. 



—BA 



-J 



feine Kapillare ausgezogen wird. Die Kapillare wird dann ungefähr 5 mm 

 unter der Verjüngung des Glasrohres abgeschnitten. Dann wird Hahn 13 

 geschlossen und 5 geöffnet, so daß der Druck des Gefäßes A sich der 

 Kapillare mitteilt, die Spitze wird unter die Oberfläche der Flüssigkeit 

 getaucht, deren Oberflächenspannung gemessen werden soll. Steigen keine 

 Blasen aus ihr auf. so Avird die Flüssigkeit entfernt und mit einer kleinen 

 Schere ein kurzes Endchen der Kapillare abgeschnitten, worauf diese 

 wieder in die Flüssigkeit getaucht wird. Dieses Verfahren wird so lange 

 wiederholt, bis Luftblasen aus der Kapillare hervordringen. Dann wird 

 Hahn 5 gesperrt, 4 geöffnet und darauf 5 wieder vorsichtig geöffnet, bis 

 bei gesperrtem Hahn 14 der Druck im Apparat die Schwefelsäure bis in 

 den oberen Teil des längeren Manometerrohres hebt. Dann Avird Hahn 5 



wieder gesperrt. Falls bei diesem Druck keine Luft- 

 blasen durch die kapillare Spitze ausströmen , wird 

 die Flüssigkeit entfernt und die Spitze sehr gelinde 

 mit Schmirgelpapier behandelt und wieder in die 

 Flüssigkeit gebracht. So können Spitzen angefertigt 

 werden, die zum Durchtretenlassen von Luftblasen 

 einen Druck benötigen, der sich innerhalb ca. 10 cm 

 Schwefelsäure beliebig herstellen läßt. Der kapillare 

 Faden darf die Länge von 2 mm nicht tibersteigen. 

 Auf diese Weise werden sieben Kapillarröhrchen 

 angefertigt, zu einem Bündel vereinigt und von 

 unten das Rohr .^4i? (Fig. 10) darüber geschoben : in 

 diesem müssen die sieben Röhrchen gerade bequem 

 ohne gegenseitige VerschielDung auf und ab bewegt 

 A\erden können. Ein Stück Gummischlauch wird so 

 über seinen oberen Rand geschoben, daß es auch 

 das Bündel fest umschließt. Die sieben Spitzen werden 

 dann möglichst in eine horizontale Ebene gebracht 

 und in dieser Lage durch einige Kupferdrälite fest- 

 gehalten. Das über die Kapillarröhrchen geschobene 

 weitere Rohr ist ein Teil des (refäßes (Fig. 9). in dem 

 sich die zu messende Flüssigkeit befindet. Es steht in einer 5 ^Flasche. 

 deren Boden abgesprengt wurde, derart, daß in den Tubus der umgestülpten 

 Flasche ein Kautschukstöpsel gesteckt wird, durch dessen Bohrung das 

 Aufnahmegefäß der Flüssigkeit geführt ist. Die Kapillaren sind, wie er- 

 wähnt, ins weitere Rohr AB gesteckt und dieses wieder steckt in dem 

 Rohr J drin, in welches es eben eingepaßt ist und auf dessen oberem 

 Rand es mit einer Erweiterung aufruht. Das Ganze ist mittelst eines 

 Stöpsels in dem Flüssigkeitsaufnahmegefäß l)efestigt. Das mit diesem kom- 

 munizierende trichterförmig erw^terte Gefäßrohr D dient zum Einfüllen 

 der Flüssigkeit, wobei natürlich Hahn T geschlossen sein muß. Das zweite 

 kommunizierende Rohr £" dient zum Einführen von Luft, falls die Flüssigkeit 

 bewegt werden soll. Die sieben Kapillarröhrchen, die mit Kupferdraht zu- 



AnordnUQfj der 7 Kapillai- 



röbren desH7(r//»)0?'(7/!Schcn 



Apparates. 



