Die physikaliscli-chemische Aualyse der PfluiizoiizullL'. ^7 



sammeiigebiindeii und durch den (iuniinischlauch fcsttrcluiltcn werden, 

 können nun auf und ab bewegt werden, bis die Spitzen genügend weit 

 unter den Spiegel der Flüssigkeit im Kohr eintauchen. l)ie MaMii)ulatioii 

 mit Hahn T geschieht von oben (buch einen Hcliel. 



Nun wird die Flüssigkeit (immer b cin^) in das ( letal'» eingeführt 

 und kann in wenigen Minuten im Thermostaten auf die gewünschte Tem- 

 peratur gebracht werden. Die Hähne (> und 11 werden gesjjcrrt, durch 

 Offnen von .3 der Druck so lange gesteigert, bis Lufti)lasen aus der kapil- 

 laren Spitze austreten, die mit Hahn 12 verbunden ist. Hahn ■'> wird dann 

 geschlossen und durch abwechselnden (iebrauch von 3 und 4 der Druck 

 jedesmal um 1 cm verringert, bis der Blasenstrom aufhört. Auf diese 

 Weise wird diu- Gleichgewichtsdruck für dieses liohr innerhalb eines Zen- 

 timeters festgestellt. Darauf wird Hahn 1 geöffnet und der Druck lang- 

 sam gesteigert, bis wieder Luftblasen aus der kapillaren Spitze austreten. 

 Dann können durch Hähne / und 3 die Drucke, bei denen die Luftblasen 

 anfangen und aufhören auszutreten, auf Vg mm bestimmt werden. 



Hahn 12 wird darauf gesperrt, 11 geöffnet und der (ileichgewichts- 

 druck für die kapillare Spitze, die mit diesem Hahn in \'erbindung steht, 

 auf gleiche Weise bestimmt und ebenso für die anderen Spitzen. 



Dann wird die Flüssigkeit durch Hahn Ki entfernt, eine Ausspülung 

 des Gefäßes durch einige Kubikzentimeter der nächsten zu messenden 

 Flüssigkeit bewirkt und von dieser dann wieder 5 cm.'^ zur Messung wie 

 friüier eingeführt. 



Bei Wliatmoughs Messungen stellte es sich als notwendig heraus, 

 zwischen zwei Messungsreihen den Druck im Apparat unter den niedrigsten 

 (ileichgewichtsdruck der kapillaren Spitzen zu verringern und alle Hähne 6' 

 bis 12 offen zu halten. Die Gummischläuche halten nändich nicht ganz 

 luftdicht und der Druck in den Köhren shikt, wenn die Zeit zum Aus- 

 tausch der Flüssigkeiten etwas lang ist, bis er nicht mehr genügt, um ein 

 Steigen der Flüssigkeit in denselben zu verhindern . wodurch die ganze 

 innere Fläche der kapillaren Spitze benetzt wird, statt nur der Rand der 

 ( )ffnnng. Das macht bei vielen Flüssigkeitsgemischen die Spitze für weitere 

 Messungen unbrauchbar, liäßt man aber (ander während der Messung 

 selbst, wobei natürlich nur je einer geöffnet wird) alle Hähne bis 12 

 offen, so ist dieser Tbelstand vermieden. Der Druck zwischen zwei Mes- 

 sungsreihen wird deshalb unter dem niedrigsten (ileichgewichtsdruck der 

 kapillaren Spitzen gehalten, weil beobachtet wurde, daß der (ileichgewichts- 

 druck einer Spitze für eine bestimmte Flüssigkeit stetig zunahm, falls die 

 Luft dauernd durch diese Spitze durchströmte und uiclit nur während 

 der Messung selbst. Der H7<«<>MO//(7/<sche App^nJit. wiewohl äußerst präzise 

 arbeitend, ist wie man sieht recht komi)liziert und demnach ziendich ge- 

 brechlich. Diese fbelstände sind bei dem von <':(ij>i'/: konstruierten In- 

 strument vermieden, welches auch schnelleres Arbeiten ermöglicht. 



Czapek nennt seineu Apparat, der im wesentlichen ein Was.scrmano- 

 meter ist, dessen kürzerer Schenkel, nochmals l'-förmig nach abwärts ge- 



