Die Methoden zur Bestimmung der chemischen Lichtintensität etc. 



183 



getragen 



Fig. 41. 



wird. Auf diese Weise bekommt man den Xormalton oder den 

 sog. Einserton. Xur wenn der Xormalton mit der größten Genauigkeit 

 hergestellt wird, sind die mittelst desselben gewonnenen Intensitätsbe- 

 stimmungen mit den von Bimsen und Boscoe ermittelten Werten vergleich- 

 bar. Der Normalton hat eine taubengraue Färbung und er nähert sich 

 dem Ton der Baddesohen internationalen Farbenskala 20 Blau, erster Über- 

 gang in Violett u. Dieser Ton- ist eigenthch etwas tiefer und entspricht 

 dem Ton l*o. 



Die Lichtbestimmung mittelst Einsertones ist bei höheren Intensitäten 

 ziemlich unsicher und daher benützte Wiesner Skalentöne von verschiedenem 

 Werte, die er durch Mischung von Schwarz, Blau (Outremer Kobalt) und 

 etwas Bot der Lefrancschen Farben hergestellt hat. Wenn z. B. bei einer 

 bestimmten Lichtintensität 5" erforderlich sind, damit auf dem Normal- 

 papier der Einserton zum Vorschein kommt und wenn 35" nötig sind, 

 damit auf dem Normalpapier ein seinem Werte nach zu bestimmender 

 Farbenton entstehe, ist dieser Skalenton gleich 6"6. Um mit Zuhilfenahme 

 dieses Skalentones die Lichtiutensität zu erhalten, muß ich die Zahl 6'6 

 durch die Zahl der Sekunden dividieren, welche erforderlich waren, um 

 auf dem Normalpapier diesen Skalen- 

 ton hervorzubringen. I^nter der Kon- 

 trolle des Herrn Hofrates Prof. Dr. J. 

 Bitter V. Wiesner sind von der Firma 

 B. Lechner (W. MttUer) in Wien einige 

 Skalentöne (2-63, 5-53 und 12-22) her- 

 gestellt worden und sie werden von 

 derselben Firma zusammen mit dem 

 Insolator geliefert. Es empfiehlt sich, 

 bei schwachem diffusen Lichte den 

 niedrigen Skalenton (2 6) und bei 

 starkem Sonnenlichte den hohen (12'5) 

 Ton zu benützen. 



Wiesnerscher Insolator. 



Der H'/fswersche Insolator 

 ist ein einfaches Holzbrettchen , das 

 mit schwarzem Papier umkleidet ist 

 (Fig. 41) und nur einen 1 cm breiten 

 Ausschnitt (s) besitzt. In diesem x\us- 

 schnitt befinden sich die Streifen des 

 Bunscn-Eder-V2i])\Qvs und die Skalen- 

 töne. Der Streifen des üchtempfindlichen Papiers wird nach jeder Bestim- 

 mung um einen kleinen Teil weitergeschoben. Die Töne und das Papier 

 werden mit einem gelben Glas zugedeckt. Zur Messung der Sekundenzahl 

 wird ein Chronometer (Stoppuhr) benützt. Dieser Insolator ist sehr einfach, 



Der Tl'tesnersche Insolator. 



