Die Methoden zur Bestimmuug der chemischen Lichtintensität etc. 187 



Übereinstimmung des Xormaltones bzw. der Skalentöne mit der im Lichte 

 erfolgenden Färbung des Normalpapiers zu finden. Wenn man al)er die 

 Augen ganz wenig zudrückt und so die Töne betrachtet, nachher aber 

 unter dem gelben Glase vergleicht, so gelingt es, den gewünschten Ton 

 sehr genau zu finden. Findet man aber, daß der Ton noch nicht erreicht 

 ist, so setzt man die Einwirkung- des Lichtes fort, nachdem man das Glas 

 wieder entfernt und den Lisolator in die richtige Lage gebracht hat. 



Bewölkung. 



Bei den Angaben der Litensität des Tageslichtes soll auch jedesmal 

 die Bewölkung berücksichtigt werden. Der Grad der Sonnen- und Him- 

 melsbedeckung wird folgendermaßen charakterisiert. So bedeutet, daß der 

 Ort, an welchem die Sonne am Himmel steht, nicht erkennbar ist, Sj heißt, 

 daß die Sonne am Himmel nur als heller Schein , S, , daß sie als helle 

 Scheibe zu sehen ist; S3 : Sonne nur leicht umflort, S4 Sonne völlig un- 

 bedeckt. Bo — Bio entsprechen den in der Meteorologie üblichen Bezeichnungen. 

 Es bedeutet also Bo völlig unbedeckter Himmel, Bi, B.,, .... Bjo heißt, 

 daß der Himmel zu V101 Vio • • • • völlig mit Wolken bedeckt ist. Bei 

 der Charakterisierung des Tageshchtes macht man gewöhnlich folgende 

 Notizen, Avie z. B. 



Datum Stunde Bewölkunci Jg Jd Js^Jg — Jd 



7. April 1912 10 Uhr Vorm. S4 B^ ' 0-62928 0-2796 0-3496. 



Selbstregistrierendes Photometer von Samec und Jencic. 



Für kontinuierliche Lichtmessungen kann man auch zweckmäßig das 

 von Samecim^ Jencic konstruierte selbstregistrierende Photometer ^) 

 benützen. In einem Holzkasten (16 x 11 X 7-2 cm) nach der Art der photo- 

 graphischen Magazinkamera befindet sich ein Laufwerk (schematische 

 Skizze der Konstruktion in Fig. 43), welches mit Ankergang eine Achse 

 treibt, auf welcher eine in 300 Teile geteilte Scheibe „m" steckt. Diese trägt 

 beim Teilstrich einen 0-15 cm langen vorspringenden Zapfen I und einen 

 auf der Scheibenachse beliebig verstellbaren, in einem Zapfen auslaufenden 

 Zeiger II. Die Umlaufzeit der Scheibe beträgt zirka 5 Minuten und könnte 

 bei Bedarf durch Beeinflussung der Unruhe ,.v' variiert werden. Hei der 

 Rotation der geteilten Scheibe wird durch den Zapfen I ein Anker ..n" 

 ausgelöst, der durch die Feder ,,0" gegen das vierzahnige Zahnrad „h" 

 gerückt wird. Jetzt rotiert dieses, getrieben durch eine im Gehäuse ..Z" 

 untergebrachte Feder samt der mit ihm auf der gleichen Achse sitzenden 

 Trommel „r" um 90" und schiebt dabei das in der Trommel eingeklemmte 

 üchtempfindliche Papier (Bunsen-Eder) um ein bestimmtes Maß fort, wo- 



') M. Samec und A. Jencic, Üher ein selbstregistrierendes Photometer. Sitzungsber. 

 d. kais. Akademie d. Wiss. in Wien. Bd. 119. 1910. 



