Chemische und biologische Untersuchung des Wassers und Abwassers. 297 



Fig. 5S. 



Bestimmung der Temperatur. 



Da die Temperatur des Wassers, soweit es sich um Oberflächen- 

 Avasser handelt, von der Lufttemperatur abhängig ist. so muß letztere 



gleichzeitig gemessen werden. Man bedient sich in 

 Vs Grade eingeteilter Thermometer, deren Queck- 

 silbersäule .sich schnell einstellt, und mißt, wenn 

 man nicht bequem direkt eintauchen kann, in 

 einer größeren Probe, etwa einem Eimer oder 

 Bottich, den man irisch mit Wasser gefüllt hat. 

 Soll die Temperatur des Wassers in größeren Tiefen 

 ermittelt werden, so wendet man Tiefseethermo- 

 meter an, wie ein solches beispielsweise von Ne- 

 (jretti konstruiert worden ist (Fig. 58). Das Thermo- 

 meter befindet sich hier in einer Metallfassung, mit 

 welcher es an einer Kette in die Tiefe gelassen 

 wird. Ist die gewünschte Tiefe erreicht, wird durch 

 ein herunterfallendes Gewicht eine Feder ausgelöst, 

 und das Thermometer macht automatisch eine Um- 

 drehung von 180^. wobei der Quecksilberstand fixiert 

 bleibt. 



Bestimmung der Farbe. 



Die natürhche Farbe der Wässer in größerer 

 Tiefe ist meist blau, grün oder gelb. Da die gelb- 

 liche Nuance die vorwiegende ist, so wird auf sie 

 bei Bestimmungen meist Rücksicht genommen und 

 die Intensität der Färbung mit einer solchen ge- 

 messen, wie sie durch Ver- 

 gleichsstoffe in bestimmten 

 Mengen hervorgerufen wird. 

 Als Vergleichsfarbe dient meist 

 eine Kararaellösung von bestimmtem Gehalt, von 

 der man soviel zu reinem Wasser gibt, bis die 

 Färbung der des Untersuchungsobjektes entspricht. 

 Die Karamellösung erhält man , indem man 1 g 

 reinen Rohrzucker in 40—50 cm^ Wasser löst, nach 

 Hinzufügen von 1 cm^ verdünnter Schwefelsäure 

 (1:3) 10 Minuten kocht, l cm^ Natronlauge (1:2) 

 zusetzt, abermals 10 Minuten kocht und auf 1 Liter 

 auffüllt. 1 cm 3 entspricht 1 wcj Karamel. Für der- 

 artige colorimetrische Bestimmungen sind die so- 

 genannten ITeÄwerschen Zylinder (Fig. 59) äußerst 



zweckmäßig. Es sind Zyhnder in cm^ geteilt und unten glattgeschliffen 

 ■oder mit Glasplatte verschlossen. Am unteren Ende befinden sich (.las- 



Fig. 59. 



