3:io 



0. Eraiiiorling. 



kro>kope mit sehr liToßem Ohji'kttisch oder mit nach hinten ausf?ebogo- 

 iiem Stativ. Die Firma E. Leitz-Wetzlar führt ein Stativ Nr. VI (Fig. 72), 

 welches sich für diese Zwecke liut eij^net und sehi- bilhg ist. Auch das 

 Stativ 8 von W. u. II. Seibert in Wetzhir ist für diesen Zweck brauchbar 

 0(kM- das Stativ IX von Karl Zeiss in Jena. 



Man iH'Uötigt eine etwa 60- bis lOOfache \'crgrölierunir. <1. h. ein 

 schwaciies achromatisches Objektiv kombiniert mit einem schwachen und 

 einem stärkeren Okular. 



Für sehr dicht i>esäte Platten wird das stärkere Okular benutzt, und 

 zwar nachdem man auf die Blende desselben ein in 25 kleine (,)uadrate 

 geteiltes Okularnetzmikrometer gelegt hat. Zum Ausmessen der Grölie des 



mikroskopischen Oesichtsfeldes ist schliet'i- 

 i'ig 72. lifh noch ein Objektmikrometer notwendig 



von der Art , daß auf ihm ein Zentimeter 

 in Millimeter und davon ein Millimeter in 

 Zehnteln! illimeter geteilt ist. 



Es empfiehlt sich, wie bei der Lupen- 

 ziihlung, stets nur Petrischalen mit einem 

 lichten Durchmesser von 90 tmu zn be- 

 nutzen. Für diese Schalengröiie und für 

 die ausgemessene Gesichtsfeldgröße kann 

 man sich zweckmäßig ein für allemal eine 

 Tabelle herstellen , welche die Berechnung 

 der Keimzahlen ungemein erleichtert. Nach 

 Neisser^) genügt es bei Platten mit Ko- 

 louiezahlen von 1500 und mehr 30 (Ge- 

 sichtsfelder auszuzählen. Man schiebt die 

 Platte zunächst einmal von rechts nach 

 links vorbei, am linken Rand der Schale be- 

 ginnend und jedesmal die Schale um etwa 

 3/4 cui nach links fortrückend, so daß man 

 in einem Schalendurchmesser 10 Gesicht.s- 

 felder zählt. Dann dreht man die Schale um 60" und zählt 10 Gesichts- 

 felder von links nach i-echts, dreht die Schale in der nämlichen Richtung 

 nochmals um 60'» und zählt die letzten 10 Gesichtsfelder von rechts nach 

 links. Auf diese Weise hat man die Platte ziemlich gleichmäßig durch- 

 mustert und kann ein annähernd richtiges Zahlenergebnis bei der Aus- 

 rechnung erwarten. Das Auge ist jedesmal vor dem Verschieben 

 der Platte vom Okular zu entfernen, um eine möglichst objek- 

 tive Einstellung des Gesichtsfeldes zu ermöglichen. 



Für Laboratorien, in denen sehr viel mikroskopische Plattenzählungen 

 vorgenommen werden, kann man sich vorteilhaft eines Schlitteumikroskopes 

 mit bewetriichem Objekttisch (Leitz) bedienen. Auf dem Objekttisch wird 



') Xeisser, Zeitschr. f. Hyg. Bd. 20. S. 119 (1899). 



