Molekulargewichtsbestimmungen in Lösungcu. 



365 



skopischen Versuchen zu erreichen ist. Endlich erfordert die Messung- 

 der Siedepunktserhöhung- auch weniger Zeit als die der Gefrierpunktser- 

 niedrigung. 



Ein Nachteil der ebulHoskopischen Methode hegt darin, daß sie bei 

 leicht flüchtigen, sowie bei der Siedetemperatur des betreffenden Lösungs- 

 mittels unbeständigen Stoffen 

 nicht anwendbar ist. Fig. 89. 



Apparatur zur Siede- 

 punktserhöhung. 



Der in neuerer Zeit von 

 Beckmann zu ebulHoskopi- 

 schen Bestimmungen vorge- 

 schriebene Apparat ist aus 

 nebenstehender Abbildung 

 (Fig. 89) ersichtlich. 



Er besteht aus einem 

 starken Probierrohr G mit 

 den beiden Seitentuben ^^ und 

 U_. Die Öffnungen bei t^ und 

 G sind durch Glasschliffe ver- 

 schlossen. In der Mitte des 

 eingeschliffenen Glasstopfens 

 bei G sitzt in einem Korke 

 das Beckmannthermometer, 

 die Öffnung bei t^ dient zum 

 Einwurf der Substanz. Schen- 

 kel t. schließt den Kühler K 

 ein. Die Konstruktion des 

 letzteren ist aus der Zeichnung 

 ersichtlich. Außerdem befin- 

 det sich am oberen Teile des 

 Schenkels ^2 ein ChlorkaLzium- 

 rohr zum Ausschluß der Luft- 

 feuchtigkeit. Der untere Teil 

 des Gefrierrohres G, dessen 

 Länge von der Abzweigung 

 der Seitentuben an gerechnet 



etwa 16 cm betragen soll, sitzt mittelst eines Verschlusses von Asbestpapier 

 fest in einem Siedemantel J17, Avelcher zur Aufnahme der Außenflüssigkeit be- 

 stimmt ist. Man wählt den Siedepunkt dieser Flüssigkeit so, daß die durch 

 sie im Siederohr erzeugte Konvergenztemperatur möglichst mit der Tempe- 

 ratur des siedenden Lösungsmittels zusammenfällt. In den Siedemantel wird 

 der Siedeapparat derart eingepaßt, daß sein unterer Teil ungefähr 1 V2 bis 2 cm 

 herausragt. Der Mantel steht auf einem Drahtnetz, welches in der Mitte 



