306 



Rudolf Hanslian. 



mit oinor kreisrunden (')ffiiimg versehen ist. durch die das aus dem Siede- 

 iiuintel hervorrajjende Ende des Siederohres reiclit. Vor der direkten Flamme 

 ist dasselbe nur durch ein Stück dünnen Asbestpapieres geschützt. Der 

 Siedeniantel wird durch einen Iiingbrenner, das Siederohr durch einen 

 ]5unsenl)renner, dessen Flammenspit/e bequem das Asbestpapier erreichen 

 kann, erhitzt. Eine wichtige Aufgabe kommt bei ebuUioskopischen Ver- 

 suchen den Siedeerleichterern — auch Füllmaterial genannt - zu. Man 

 wählt je nach der Natur des angewandten Lösungsmittels Siedeerlcichterer 

 aus Platin, Silber, (jlas oder Granatsplittern. x\us Platin kommen die Siede- 

 erlcichterer in zwei Formen, entweder als sogenannte Platintetraeder oder 

 als massive Platinperlen zur Anwendung. Auch der Gebrauch von zwei 

 Arten Siedeerleichterer (z. B. Platinperlen und Silberperlen;) hat sich bei 

 einzelnen Lösungsmitteln vorteilhaft bewährt. Als gebräuchlichstes Füll- 

 niaterial gelten die sogenannten Siedegranaten. Es sind dieses (rranatsplitter. 

 welche vor ihrer Anwendung einer gründUchen Reinigung und Auslese 

 unterworfen werden müssen. Zu diesem Zwecke kocht man sie einige Zeit 

 in konzentrierter Salzsäure, wäscht sie gut aus und glüht sie bei schwacher 

 Kotgkit im Porzellantiegel: dann sucht man sorgfältig mittelst einer Pin- 

 zette die besonders großen und schönen Granaten aus. Nur diese kommen 

 als Siedeerleichterer zur Anwendung. Nach Gebrauch sind dieselben in 

 Alkohol zu waschen, im T\)rzellantiegel zu glühen und im Exsikkator auf- 

 zubewahren. 



Ln Gegensatz zu den Gefrierpunktsbestimmungen sind die Siede- 

 punktsbestimmungen in hohem Maiie von Druckschwankungen der äußeren 

 Atmosphäre al)hängig. Dieselben können besonders bei langer Versuchs- 

 dauer und bei geringen Erhöhungen völlig fehlerhafte Resultate hervor- 

 rufen. Es ist daher bei Bestimmungen , welche Anspruch auf Genauigkeit 

 erheben, unbedingt erforderlich, zur Kontrolle der Druckschwankungen in 

 einem zweiten, in gleicher Weise konstruierten Apparat das reine Lösungs- 

 mittel während der ganzen Versuchsdauer zu sieden. Die beiden Beckmann- 

 thei-mometer müssen vorher auf ihre Übereinstimmung geprüft sein. 



Ausführung der Siedepunktsbestimmung in Wasser als 



Lösungsmittel. 



Wie bei der kryoskopischen Methode soll an Hand dieser Bestimmung 

 die Ausführung der ebuUioskopischen erörtert werden. 



Bei den Veisuchen in Wasser als Lösungsmittel tritt eine besondere 

 Schwierigkeit hinzu. Der Siedeapparat muß für diesen Zweck in allen 

 seinen Teilen außerordentlich gut entfettet sein. Ist dieses nicht der Fall, 

 so zeigt sich während der Bestimmung eine unterschiedliche Benetzung der 

 inneren Gefäßwände. Das Kondensat sammelt sich an den fettreicheren 

 Stellen, von denen es ungleichmäßig abtropft und dadurch eine exakte 

 Thermometereinstellung vereitelt. Um den Apparat völlig zu entfetten, ist 

 es notwendig, denselben in einer genügend großen Porzellanschale voll- 

 kommen mit frisch bereiteter Chrom schwefelsaure zu übergießen und darin 



