;-',-o Iiiulolf Haiisliaii. 



si-liraiiben des Sicderohies einen kleinen Regnlierwiderstand sowie ein 

 Aniix-remeter. 



Um ein ühennältiges elektrisches Heizen von vornherein /n vermei- 

 den, verfähi't man bei der Einstellnnt;- des Heizstromes foliiendermaßen: 

 l»er Versnchsapparat wird mit dem Lösuntismittel ohne Anwenduni>- von 

 Sicdcuranatcn bei niedriger Stromstärke ( 1 Ampere) angeheizt. AllmähHch 

 verstärkt man den Strom um je 0"1 Ampere bis zu dem Punkte, bei wel- 

 chem an der ganzen Heizspirale (lasbläschen aufsteigen. Alsdann erhöht 

 man die Stromstärke nochmals um Ol bis 0*2 Ampere, gibt in der be- 

 kannten Weise bis zur exakten Einstellung des Thermometers Siedegra- 

 naten hinzu und beginnt mit der Bestimmung. 



Der N'orteil der elektrischen Heizung liegt darin, dal'i man mit Hilfe 

 derselben außerordentlich schnell zu einer konstanten Einstellung gelangt. 

 Die "Wärmezufuhr durch den elektrischen Strom ist eine gleichmäßigere 

 als l)ei der (Gasheizung. Arbeitet man mit einem in gleicher Weise kon- 

 struierten Kontrollapparat, so wird man auch bei kleinen Erhöhungen — 

 also bei Körpern mit großem Molekulargewicht — sowie bei langer, durch 

 Schwerlöslichkeit der Substanz hervorgerufener Versuchsdauer zu unbedingt 

 sicheren Resultaten gelangen. Die Schwierigkeit der Handhabung der elek- 

 trischen Appai'atur ist keineswegs groß und wird auch dem Ungeübten 

 nach kurzer Zeit geläufig sein. Es ist eine Erfahrungstatsache, daß in 

 der Ebullioskopie die Heizung mit elektrischem Strom der (Gasheizung aus 

 mehr als einem Grunde vorzuziehen ist. Für denjenigen Biochemiker, wel- 

 cher zum erstenmal in die Lage kommt, ebuUioskopische Bestimmungen aus- 

 führen zu müssen, ist es nach diesseitiger Ansicht leichter, sich direkt in 

 die Siedemethode mit elektrischer Heizung einzuführen, als den am ein- 

 fachen Apparat durch Gasheizung hervorgerufenen Schwierigkeiten sach- 

 gemäß zu begegnen. 



Beckmann hat in letzter Zeit gezeigt, daß man an Stelle von (jleich- 

 strom ebensogut Wechselstrom, selbst von grolier Wechselzahl, zu ebullio- 

 skopischen ]>estimmungen benutzen kaim. Es ist dies insofern wichtig, als 

 ein rasch alternierender Wechselstrom auch die Untersuchung von FAek- 

 trolyten gestattet. 



P'hullioskopische Bestimmungen in Siedepunktsapparaten mit 



Abde sti Hat ions Vorrichtung. 



Bei einigen Lösungsmitteln, wie Chloroform, Eisessig, Phenol Benzol 

 n. a., hat sich gezeigt, daß die Einstellung der Siedetemperatur unsicher 

 wird, sobald diese Lösungsmittel die geringsten Spuren von Wasser ent- 

 halten. Die aufdestillierenden Dämpfe führen das Wasser mit sich, welches 

 sich in den kiilteren Teilen des Siederohres, besonders am Kühler, unter 

 Auftreten von Trübungen kondensiert. Gleichzeitig beobachtet man ein 



