Molekulargewichtsbestimmungen in Lösungen. 



37H 



Trodener luftefrom 



langsames Steigen des Siedepunktes. Sobald nun aber ein Tropfen wasser- 

 haltigen Kondensates zurückflielJt, hat dieses ein vorübergehendes Fallen 

 des Quecksilberfadens zur Folge. Derartige störende Erscheinungen hat man 

 bei den obengenannten Lösungsmitteln häufig beobachtet und dadurch eine 

 Beseitigung angestrebt, daß man das getrocknete Lösungsmittel direkt in 

 den Siedeapparat destillierte. Endgültig hat Beckmann diese Nachteile 

 durch den in Fig. 91 wiedergegebenen Apparat beseitigt. 



Die Abbildung zeigt uns den im vorhergehenden Abschnitt beschrie- 

 benen Siedeapparat mit elektrischer Heizung, welcher jedoch am Schliff- 

 stück des Thermometertubus 



ein Kapillarrohrchen zum Fig. 91. 



Einleiten trockener Luft auf- 

 weist. Die Öffnung des Tu- 

 bus S besitzt außer seinem 

 eingeschliffenen Glasstopfen 

 ein dem Schliff angepaßtes 

 Glasrohr zum Abdestillieren. 

 Der Glasschliff am Thermo- 

 metertubus hegt so hoch über 

 der Kondensationsstelle des 

 Kühlers, daß das Kondensat 

 nur spärlich dorthin gelangt. 

 Ebenso kommt die Schliff- 

 stelle am Tubus S nur während 

 des Abdestillierens mit J'lüs- 

 sigkeit in Berührung und ist 

 während des eigentüchen \^x- 

 suches vom Kondensat frei. 

 Fig. 92 zeigt uns die gesamte 

 Apparatur mit Siedemänteln, 

 Kontrollapparat und elektri- 

 scher Heizung. Der elektri- 

 sche Strom geht von der 

 Stromquelle über Lampen- 

 widerstand und Regulierwider stand in das Siederohr des ersten Appa- 

 rates, von da in den zweiten und über das Amperemeter zur Strom- 

 quelle zurück. Beide Apparate werden demnach aus einer Stromquelle 

 geheizt. 



Zum Versuch gibt man in das Siederohr zirka 1/3 bis V2 ^('lii' I^^'- 

 sungsmittel als später zur eigentlichen Bestimmung dienen soll. Mit dem 

 gleichen Lösungsmittel ist auch der Außenmantel beschickt. Man bringt 

 die Flüssigkeit im Dampfmantel durch Gasheizung, im Siederohr durch 

 elektrische Heizung zum Sieden und preßt einen ständigen Strom von 

 trockener Luft mittelst T-Rohres einerseits nach dem Chlorkalziumrohr 



Lose scfy/iessenäer 



