.'.74 



Rudolf Hanslian. 



R, aiidierseits nach dem Sdilifftubus {\^'<. Sioderohros. l>er Innenkühler 

 K ist zunächst noch trocken und nicht mit ilieljendem Wasser gespeist. 

 l)ie mittelst einer Wasserstrahldruckpumpe im gleichmäliigen Strome 

 durchgepreljte. vorher durch Chlorkalziumrohre getrocknete Luft gelangt 

 mit den Dämpfen des abdestillierenden Lösungsmittels in das vorgelegte, 

 gekühlte Reagenzrohr, worin sich der größte Teil der Dämpfe verdichtet. 

 Jtcr Luftstrom sorgt dafür, daß sich in keinem oberen Teile des Appa- 



Fig. 92. 



jefroc/rneter 

 i 



Zum 7fas£oss 



zum ^as^ass _^^ 



^ti> 



fon der 

 ^asserleifun^ 



rates Feuchtigkeit oder sonstige Beimischung des Lösungsmittels nieder- 

 schlägt. 



Hat man auf diese Art genügend Lösungsmittel abdestilliert, so 

 werden die Öffnungen am Chlorkalziumrohr und am Thermometertubus 

 verschlossen resp. abgeklemmt , und das Abdestillierrohr durch den Ver- 

 schlußstöpsel ersetzt. Beschickt man jetzt den Innenkiüiler K mit tließen- 

 dem Wasser, so darf sich ein Beschlag von Feuchtigkeit nicht mehr zeigen. 

 Bei niedrig siedenden Lösungsmitteln, wie Schwefelkohlenstoff. Chloroform, 

 Benzol usw.. dauert das Abdestillieren 15 ^Minuten. Bei Lösungsmitteln 

 über 100" kann man vom Abdestillieren einer größeren Menge absehen; 

 es genügt meist, während längeren Siedens trockene Luft durch den Ap- 

 parat zu schicken. Beim Kontrollapparat verfährt man. wie aus Fig. 92 er- 

 sichtlich, gleichzeitiu- in uleicher Weise. 



