Molekulargewichtsbcstimmungen in Lösungen. 375 



Nach dem Abdestillieren muß das Thermometer eine völlig konstante, 

 d. h. nur um ± O'OOl schwankende Einstellung zeigen. Da während der 

 Destillation bereits Temperaturausgleich stattgefunden hat, erfolgt die 

 Thermometereinstellung in diesem Falle außerordentlich schnell. Das Lö- 

 sungsmittel wird nach dem Erkalten des Apparates und nach Entfernung 

 von Thermometer, Chlorkalziumrohr und Kühler durch Wägung ermittelt, 

 wobei außer dem Gewicht des Siederohres und Füllmatorials auch die ge- 

 löste Gesamtsubstanz in Abzug zu bringen ist. Schlielllich mag noch er- 

 wähnt werden, was eigentlich selbstverständlich ist, daß auch die zu be- 

 stimmende Substanz vor ihrer Anwendung weder Feuchtigkeit, noch andere 

 leicht abfraktionierende Stoffe, vom Umkristallisieren herrührend, wie Al- 

 kohol, Benzol usw. enthalten darf, da hierdurch der Wert der ganzen obigen 

 Arbeit illusorisch würde. 



