390 



0. Schuram. 



\'ersuclisbe(.lin,anni;en innehält.') Das gilt sowohl für die Art des spektro- 

 graphischen Apparates, als auch für die Art der photOi>i-aphischen Platten 

 und deren Beliandluui''. namentlich hinsichtlich der Belichtungszeit. Ändert 

 man die Nerhältnisse in einem der unten näher zu besprechenden wesent- 

 hchen Punkte, so kann das von dem weißen Lichte (ohne Einschaltung 

 riner al)sorhierenden Hüssigkeit ) gewonnene Spektrogi-amm Ungleichheiten 

 der Schwärzung (sogenannte Plattenniininia) aufweisen, die beim Kopieren 

 (las Auftreten geschwäizter lieziike auf dem Positiv bewirken. Diese 

 Pseudoabsorptionsstreifen oder Fehlbanden sind unter Umständen von den 

 durch eine eingeschaltete Flüssigkeit hervorgerufenen echten Absorptions- 

 streifen nicht zu unterscheiden und können daher zu den größten Irr- 

 tümern und Fehlern \'eranlassung geben. Die Bedingungen, unter denen 

 das Auftreten der Platteuminima oder Fehlbanden vermieden wird, sind 

 uns i)ei den einzelnen Plattensorten streng genommen nur für den Fall 

 der spektrographischen Aufnahme weißen Lichtes, mit anderen Worten für 

 die Herstellung eines ..leeren Spektrogrammes" genauer bekannt. Soll nun 

 das Absorptionsspektrum enier Farbstofflösung spektrographiert werden, 

 so ist man oft gezwungen, von den für die Herstellung eines leeren Spek- 

 tiums gültigen Versuchsbedingungen namentlich hinsichtlich der Exposi- 

 tionszeit abzuweichen und muß deshalb mit der Möglichkeit rechnen, daß 

 auf dem Spektrogramm die sogenannte Platteuminima und demnach auf 

 dem Positiv Fehlbanden auftreten. Um die dadurch möglichen Fehler 

 nicht zu übersehen, muß man außer den Absorptionsspektren 

 jedesmal auch Aufnahmen des leeren Spektrums bei der 

 gleichen Expositionszeit machen; auch ist in vielen Fällen 

 eine kontrollierende spektroskopische Untersuchung der Farb- 

 stofflösung unerläßlich. Über die Lage der Absorptionsstreifen im 

 Spektrum gibt das einfache Spektrogramm keine Auskunft. Dazu ist die 

 Mitaufnahme eines genau bekannten und konstanten Linienspektrums not- 

 wendig. Dessen Linien dienen als Marken, von denen aus die Ausmessung 

 der absorbierten Bezirke erfolgt. Falls nur eine annähernd richtige Lage- 

 l)estimmung verlangt wii-d, kann man statt des Linienspektrums eine mitauf- 

 genommene (Jrientierungsskala oder Wellenlängenskala als Maßstab benutzen. 



') Die Herren E. Rost, Fr. Franz uml /.'. Heise haben (las l)leibende Ver(iienst,. 

 als erste au einem genügend großen Material den überzeugenden Nachweis geführt 

 zu haben, daß man beim Innehalten bestimmter \'ersuchsbedingungeu mit 

 einem Gitterspektrographen vollständige Spektrogramme des Blutfarbstoffes 

 und seiner Abbauprodukte in solcher Ausfülirung herstellen kann, daß ihre wissen- 

 schaftliche Verwertung möglich ist. — Über den jetzigen Stand der Spektro- 

 graphie (von Absorptionsspektren) soll die vorliegende Abhandlung Auskunft gelien, 

 worin diejenigen Verfahren ausführlich geschildert sind, die sich als zuverlässig erwiesen 

 haben und zu allgemeinerer Anwendung geeignet erscheinen. — Betreffs besonderer Ab- 

 änderungen und Verfeinerungen, die erst vereinzelt zur Anwendung gekommen sind, sei 

 auf die photocjiemisclie Literatur und die in der Bloch. Zeitschr., Bd. 38, 1912, Heft ö 

 erschienene Abhandlung „Photographische Bestimmung der Intensitätsverteilung in Blut- 

 spektren" von M. Heuhner and H. Rosenberg verwiesen. 



