302 



O. Sc-humi 



daluT notuendig. ei iiiiier malten darüber iinterriehtcf zu sein, welche Art 

 optisciicn Systems sieh für den zu besehat'fenden Spektrographen am besten 



eignet. 



Die spektrographische Einrichtung. 



Zu einer vollständiiien spektrnLjTaphischen Kinrieiitunii gehören fol- 

 gende Apparate und Hili'smittcl. 



1. Ein Gitter.spektrograph oder ein Prismenspektrograph (noch besser 

 beide) und eine optische Bank mit Objekttisch. Kondensor und Lampe: 

 ein Spektroskop, ein allseitig beweglichei' Spiegel auf Stativ und Absorp- 

 tionsgefälie. Das Spektroskop kaim zur Not entbehrt wei-den, Avenigstens. 

 wenn der Spekti'ograph eine Einrichtung besitzt, durch die er leicht in 

 ein Spektioskop umgewandelt werden kann. 



2. Eine Einiichtung zur Erzeugung von Heliumlicht (Heliumröhre 

 mit Haltei-, Funken induktor, Akkumulator) oder anderem ein geeignetes 

 Linienspektrum liefernden Licht und eine Einrichtung zur Beleuchtung 

 des Spektrographenspalts mit Gaslicht oder elektrischem Licht. 



;;. Photographische Platten nebst dem üblichen Zubehör und ein 

 Trockenschrank. 



4. Eine Dunkelkammer, die vorteilhaft so geräumig ist, dal't darin 

 auch der Spektrograph, die Einrichtung zur Erzeugung des Heliumiichtes 

 und der Trockenschrank aufgestellt werden können. 



5. Ein Meliapparat zum Ausmessen der Spektrogramme. 



1. Spektrograph, optische Bank, Spektroskop, Absorptionsgefäße. 



Die richtige Handhabung des Spektrographen wird wesentlich er- 

 leichtert, weim er mit einer optischen Bank fest verbunden ist, auf der 

 Objekttisch. Kondensor und Lampe angebracht sind. Diese Bedingungen 

 sind bei einigen neueien Konstruktionstypen erfüllt. Letztere gestatten 

 ein genaues Arbeiten, da sich mit ihnen auf einfachste Weise auch bei 

 zeitlich auseinanderhegenden Untersuchungen dieselben Versuchsbedingungen 

 hinsichtlich dei iiitensität des auf den Spalt projizierten Lichtes her- 

 stellen lassen, und verdienen daher entschieden den Vorzug voi- den ein- 

 fachen Spektrographen. bei denen Objekttisch, Kondensor und Lampe als 

 Ztisatzapparate auf besonderen Stativen angebracht werden müssen, deren 

 richtige Aufstellung namentlich dann die größten Schwierigkeiten verui- 

 sacht, wenn lleihen von Untersuchungen bei genau gleicher Pieleuchtinig 

 des Spalts ausgeführt werden sollen. Diese einfachen Spektrographen sollen 

 deshalb nur kurz besprochen werden. 



Zu der spektroskopischen Voruntersuchung benutzt man entweder 

 umd am besten) ein besonderes Spektroskop oder Spektrometer, das ger 

 naue Messungen im Spektrum gestattet, oder man bedient sich eines Spek- 

 trographen. der so eingerichtet ist. daß er na<'h dem Auswechseln des 

 Kamerateils gegen ein Beobachtungsfernrohr für die Spektroskopie und 



