:'»94 



0. Sc hu mm. 



700 



600 



500 



400 



Fadenkreuz und ein (Jittcr von 8600 Furchon, das sich leicht gegen ein 

 anderes Gitter mit größerer Furchenzalil .niswechsehi läßt. 



Hinsicht licii der Wahl des Spektrographoii ist /u be- 

 merken, daß die (iitterspektrographen im allgemeinen den 

 Vorzug verdienen, wenn man Untersuchungen über das ab- 

 sorptive Verhalten von Farbstoffen in beliebigen Teilen des 

 Spektrums, also auch im Violett ausführen und außerdem, wenn 

 man auf dem Spektrogramm Ort und Ausdehnung der Absorj)- 

 tionsstreifen mikrometrisch bestimmen will. Da im Gitterspek- 

 trum die den Lichtarten verschiedener Wellenlänge entsprechenden Spek- 

 tralbezirke nahezu gleiche Ausdehnuug haben, braucht man auf einem Gitter- 

 spektrogramm nur '2 Stellen ihrer Wellenlänge nach zu markieren, um die 

 Wellenlänge jeder anderen Stelle durch Messung leicht (und annähernd 

 genau) bestimmen zu können. Zu genauen Ortsbestimmuugeu auf einem 

 r'rismenspektrogramm ist eine besondere Welleidängenkurve erforderlich, 

 deren Herstellung weniger einfach ist als die F^ichung des zur Ausmessung 

 des Gitterspektrogrammes erforderlichen Plattenmikrometers (Meßapparates). 

 Will man vorwiegend die im lilau und Violett auftretenden Absorp- 

 tionserscheinungen darstellen und erforschen, so ist der Gitterspektrograph 



in den meisten Fällen 

 ^'^- ^*- entschieden geeigneter 



als der Prismenspektro- 

 I graph. Dagegen lassen 

 sich im Rot und Orange 

 auftretende schwache 

 Absorptionsstreifen un- 

 ter Umständen mit dem Prismenspektrographen leichter und deutlicher dar- 

 stellen. Diese Unterschiede ergeben sich aus dem verschiedenen Charakter 

 von Prismenspektrum und Gitterspektrum. Um ihn wahrzunehmen, braucht 

 man nur das Spektrum, das ein (ütterspektrograph auf der Mattscheibe zeigt, 

 mit demjenigen eines Prismenspektrographen von gleicher Gesamtdispersion 

 und Objektivbrennweite zu vergleichen. Man sieht dann, daß in dem Prismen- 

 spektrum das rote Ende kürzer und das l)laue F.nde länger ist als im Gitter- 

 spektrum. Durch die Fig. 94 ist die verschiedene Verteilung der Lichtarten 

 im Prismenspektrum (oben) und Gitter.spektrum (unten) wiedergegeben. 

 Infolge der verschiedenartigen Lichtverteilung liefern 

 Prismen spektrograph und Gitterspektrograph von der gleichen 

 Farbstofflösung al)weichende Ai)sorptionsbilder. Die L'nter- 

 schiede sind namentlich dann auffallend, wenn die Absorptions- 

 spektra mehrere über das ganze Spektrum verteilte Absorp- 

 tionsstreifen aufweisen. Daher sind Meßresultate, die an Prismen- 

 -spektrogrammen gewonnen sind, für Untersuchungen mit Gitterapparaten 

 nicht ohne weiteres maßgebend. Hinsichtlich der Farbenverteilung bestehen 

 auch noch Unterschiede zwischen den mit (ilaspiismen aus vei'schieden- 

 artigen Glassorten ausgerüsteten Prismenapparaten. 



700 



soo 



500 



biO 



