:\9^ 



(). Scbumm. 



<lurch eine präzis gearbeitete kriiftige KleniinvorriehtLiui'- in l)eliei)iger 

 Lage (die diireh die verschieden starke Aldenkuny der einzelnen Gitter 

 bestimmt wird) feststelleu. Um auch das geringste Durchbiegen und Federn 

 <h'S Kameraträgers auszuschlielkMi. habe ich ihn durch eine kurze Säule 

 unterstützt, die mit ihrem oberen Ende in den Kameraträger eingesetzt 

 ist. während das untere Ende mit einer Schraube am Ende der T-Schiene 

 befestigt ist. — Der hohe Unterbau des Apparates bietet den \'orteil, dalj 

 er (ohne nachträgliches Erhöhen durch Untersätze) auf einem Ai'beitstisch 

 von normalei' Höhe gebraucht werden kann, wolx'i die Kamera ohne weiteres 

 die füi- die Mattscheibenbeobachtung günstige ..Augenluihe" hat. — 

 Bei IJeihenaufnahmen auf einer Platte muli der Kassettenrahmen in senk- 

 i'echter liiclitung verschoben werden. Da hierbei keinerlei seitliche \er- 

 sctzung eintreten darf, wurde der Kassettenrahmen mit einer besonders 



Fig. 97 



Gitterspektrograph mit horizontalem Siialt nach O. Schumm. 



sicheren Führung versehen. Der Apparat besitzt einen symmetrischen 

 Pi'äzisionsspalt und achromatische Objektive von 25 c»/ Brennweite. Die 

 zugehörigen Gittei" haben 7200 beziehungsweise 14.490 Furchen pi'O engl. /oll. 

 Dieser Gitterspektrograph gestattet eine sehr weitgehende \'erwen- 

 dung, so daß er für die gewöhnlichen spekti'ographischen Arbeiten aus- 

 reichen dtirtte. Will man aus besonderen Gründen eine stärkere Vergröße- 

 rung erzielen, so läßt sich die Kamera leicht gegen eine solche mit 

 Teleobjektiv austauschen. Will man sich auf die Benutzung nur eines 

 Gitters (z. P>. des gebräuchlichsten, mit zirka 14.000^15.000 Furchen 

 pro engl. Zoll) beschi'änken, so kann der verstellbare Kameraträger fort- 

 fallen. Dann würde die Kamera unmittelbar auf einer etwas länger zu be- 

 messendon und nahe dem rechten Ende seitwärts gebogenen T-Schiene zu 



spektrographen). Auch bei den von A. Hilger konstruierten großen Quarzspektrographen 

 nach Fery und Littrow ist die erforderliche starre Verbindung der einzelnen Bestand- 

 teile gut durchgeführt (vgl. Hauptkatalog von Ä. Hilc/er, Ltd., London 1911). 



