U)o O. So hu mm. 



und 99 ab^^ebildet. lii V\^. 98 hat der Rhombus die für Doppehiiifnahiiieii 

 erforderliche SteUuni?. in Fig. 99 ist er zur Seite geschoben. Das frühci- zui- 

 Mrzeugnng eines Vergleichsspektrnms allgemein gcbriinchliciie rechtwinklige 

 Ilefh'xionsprisma findet wegen der dieser Anoidnung anhaftenden, von 

 //. Kiii/sci- ausführlich erörterten Mängel bei meinen Spektrographen keine 

 Anwenilung. (Vgl. H. Kaj/ser, Handbuch der Spektroskopie. P)d. I, S. 732.) 



Auch bei diesem Gitterspektrograplien i.st das ganze opti.sche System 

 auf einer T-Schiene aufgebaut und bildet einen starren Körper. Die Ka- 

 mera ist versteUi>ar. um nach Delieben Gitter mit gei'iugei'er oder größerer 

 Furchenzahl, die das Licht verschieden stark ablenken, benutzen zu können. 

 Die beschriebenen Gitterapparate werden entweder mit gewöhnlichen Gla- 

 sern oder mit V — \'-Gläsern ausgestattet. In letzterem Falle mnli auch 

 der (iitterabzug auf einer U — V-Glasplatte befestigt werden. Dei'artige 

 U — V-Glasgitter sind in guter Qualität bei C. A. Ste'mheih Söhne, 

 München, erhältlich. 



Die Wahl der Gitter hat nach dem erforderlichen „Auf- 

 lösungsvermögen" und der gewünschten Größe des Spektro- 

 grammes zu erfolgen. Fs gibt eine günstigste Größe des Spektrogram- 

 ines. die aber nicht für alle Fälle dieselbe ist. Fs ist diejenige für die 

 mikrometrische Ausmessung geeignetste Ausdehnung des Spektrums, bei 

 der die Absorptionsstreifen noch scharf genug erscheinen, um ihre dun- 

 kelste Stelle sicher bestimmen zu können. Da die Absorptionsstreifen von 

 Farbstofflösungen teils schmal und scharf, teils breit und unscharf be- 

 grenzt sind, so müßte man, um die in obigem Sinne günstigste Längen- 

 ausdehnung zu treffen, scharfe Absorptionsstreifen in einem längeren, ver- 

 waschene Absorptionsstreifen in einem kürzeren Spekti'ogramm darstellen. 

 Diese Forderung läßt sich praktisch aus venschiedenen (iründen nur in 

 gewissen Fällen erfüllen. In extremen Fällen, d. h. bei sehr verwa.sclienen 

 und schwachen Absorptionsstreifen, empfiehlt sich in der Tat die Anwen- 

 dung eines optischen Systems, das kürzere Spektrogi-amme liefert. 



Die Länge des Spektrums hängt ab von der auf die Flä- 

 cheneinheit entfallenden Furchenzahl des Gitters und der 

 Brennweite der Objektive; sie steigt mit der Furchenzahl, be- 

 ziehungsweise Brennweite. Die gewünschte Länge des Spektrums 

 lallt sich durch Kombination eines (ütters von großer Furchenzahl mit 

 einem Objektiv von geringerer Brennweite oder eines Gitters von gerin- 

 gerer Furchenzahl mit einem Objektiv von entsprechend größerer Brenn- 

 weite erreichen. Je größer die Brennweite der Objektive ist, desto länger 

 und unhandlicher wird der Spektrograph. Es emjjfiehlt sich deshalb, eine 

 < )bjektivbrennweite von 25 on nicht wesentlich zu überschreiten, oder, 

 falls die damit erreichbare Länge des Spektrums nicht genügt, an Stelle 

 des einfachen Kameraol)jektivs ein sogenanntes Teleobjektiv zu benutzen. 

 Verwendet man in einem Spektrographen ein Gitter von etwa 14.500 

 Furchen pro engl. Zoll, und Objektive von zirka 25 cm Brennweite, so 

 liefert das Spektrum erster Ordnung ein von api 700 bis aiy. 350 



