402 



U. Seil um 111. 



fachen U — ^ -Objektive haben sich mir i^iit bewährt. Die lUMiutznng- der 

 weit teureren Anastifiinate an Steile der Achroniate und Apochroniate hat 

 sich bei meinen spektrourapiiischen Arl)eiten niclit als notwendig erwiesen. 



Wenngleich sich die oben Ite.^prochenen (ütterabzüge gut bewälirt 

 haben, so möchte ich doch ciwähnen, dal» C. A. Stciii/icil Söhne (München) 

 auch solche Gitterspektrographen herstellen, die mit ebenen h'oiclandschen 

 .Metallgittern ausgestattet sind. Ein solcher Appaiat ist in Fig. 100 dar- 

 gestellt. 



Origin;ilglasgitter. die durch Einritzen der zahlreichen parallelen 

 Furchen auf eine ebene (dasplatte hei'gestellt sind, scheinen sich tui' unsere 

 Zwecke kaum besser zu eignen als die oben besprochenen (üttei-. Ich liatte 



Fig. 100. 







kürzlich (ielegenheit, bei meinen Untersuchungen ein Oiiginalglasgitter von 

 zirka 5000 Furchen pro Zoll, das offenbai' sehr sorgfältig hergestellt war. 

 zu prüfen. Leider erwies sich dieses Originalglasgitter als auffallend 

 licht.^chwach. 



Ein wichtiger Teil des S])ekti'ograplien ist der Spalt, durch den das 

 Licht eintiitt. Es em])fiohlt sich, einen sogenannten symmetrischen Prä- 

 zisionsspalt zu wählen.') Besitzt der Appai'at einen unsymmetrischen 

 Spalt (mit nur einer verstellbaren Spaltschneide), so muß man wenig- 

 stens bei vergleichenden Untersuchungen stets dieselbe Spalt- 

 weite benutzen, denn bei unsymmetrischen Spalten wird durch 

 jede Änderung der Spaltweite die Richtung der optischen Achse 

 des ganzen Systems um ein Geringes verändert, ein Umstand, 



') Sehr gute symmetrische Präzisiousspalte liefern u. a. A. AO/V/i-Hambiirg luul 

 Srhmidfd: flffeHscÄ -Berlin. 



