Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 



403 



der auch das Absorptionsbild beeinflußt. — Ein unsymmetrischer 

 Spalt ist in Fig. 101 abgebildet. — Der Spalt bedarf einer sehr sorg- 

 fältigen Behandlung. Er muß, solange der Apparat unbenutzt ist, durcii 

 Umhüllen mit Stanniol- oder Guttapercha-Papier oder durcli Aufsetzen 

 einer dichtschließenden Kappe vor Staub und Feuchtigkeit geschützt und 

 außerdem vor mechanischen Beschädigungen bewahrt werden. Es gibt ver- 

 schiedene, im übrigen gute Spaltkonstruktionen, bei denen ein einmaliges 

 zu weites Zusammenschrauben der Spaltbacken genügt, um sie zu ver- 

 derben. Den Spaltschneiden anhaftende Staubteilchen bewirken das Auf- 

 treten störender Längslinien im Spektrum. Wenn sie in gi'ößerer Zahl auf- 

 treten, können sie das Absorptionsbild wesentlich beeinträchtigen, lassen 

 sich freilich nicht immer ganz vermeiden. Bei der Konstruktion des sym- 

 metrischen Spalts von Krüß entspricht eine Umdrehung der lOOteiligen 

 Mikrometerschraube einer Spaltweite von 0"25 mm, bei der von Schmidt 



& Haensch eine Umdrehung der 



öOteiligen Schraube 



0"5 mm. 



Fig. 102 



Fig. 101. 



Fis. 102. 



zeigt den symmetrischen Präzisionsspalt, der von Schmidt cC; Haensch, 

 Berlin, hergestellt wird. 



Die Höhe der Spektrogramme richtet sich nach der Höhe 

 des Spalts. Zu empfehlen ist eine Blendeneinrichtung, durch die man die 

 Spalthöhe nach Belieben verringern kann, z. B. die von Ä. HiJger (London) 

 ausgeführte Keilblende. Betreffs der von Loch/er angegebenen Blenden- 

 einrichtung vgl. man den Abschnitt „Die Herstellung der Spektrogramme" 

 unter .,a) Einzelaufnahmen" u. f. 



Während die bisher beschriebenen Gitterspektrographen keine Wellen- 

 längenskala besitzen, bringt Ä. Krüß neuerdings an den nach Verfassers 

 Angaben hergestellten Gitterspektrographen mit horizontalem Spalt und 

 Albrecht-Hüfnerschem Rhombus drei verschiedene, zu den Gittern von 

 ca. 14.500, 7200 und 3600 Furchen passende Welleiüängenskalen an. Ein 

 mit nur einem Gitter und dazu passender Wellenlängenskala ausgestatteter 

 Spektrograph für technische Zwecke ist von C. E. KennetJi Mees konstruiert 



und wird von Ä. Hilcier Ltd.. London, hergestellt. 



20* 



