Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 



409 



l-'ig 107 b. 



Unterbrecher arbeitet bei einem größeren, aber nur schwacli belasteten In- 

 duktor weit ruhiger und gleichmäßiger als bei einem hochbelasteten kleinen 

 Induktor, dessen Unterbrecherkontakte häufiger verschmelzen und ausge- 

 l)essert werden müssen. 



Wie Verfasser schon an anderer Stelle i) angegeben hat, kommen im Han- 

 del Heliumröhren vor, die für Meßzwecke nicht geeignet sind. Soi-gf ältig her- 

 gestellte Heliumröhren (von R. 

 (roctze, Leipzig), die sich bei der 

 Nachprüfung mit dem Gitter- 



spektrometer als ganz zuver- ^„^ 



lässig erwiesen, hat Verfasser JM ^^^j ^, 

 durch Vermittlung der Firma ~" 

 Carl Ze'iß , Jena, erhalten 

 (s. Fig. 110 u. 111. in Fig. 111 

 mit Quarzfenster). Statt des 

 Heliumlichtes kann man auch 

 W a s s e r s 1 f f 1 i c h t benutzen, 

 das in Wasserstoff röhren eben- 

 so wie das Heliumlicht er- 

 zeugt wird. Das Arbeiten mit 

 dem Heliumlicht ist aber we- 

 gen seiner bedeutenden Licht- 

 stärke angenehmer. Die wich- 

 tigsten Wasserstofflinieu sind 

 Ha auf 'JJJ- 656-3; Hß auf [jjj. 486-1; Hy auf [j.\). 434-1 und H^ auf aa 410-2. 



Fig. 108. 



Benutzt man einen Spektrographen mit fester optischer Bank, so be- 

 festigt man die Bohre am besten auf einem ..Beiter" mit allseitig bc- 



1) 0. Schumtn, Klinische Spektroskopie. S. 30, Fußnote. Verlag von G. Fischer, 

 Jena 1909. 



