410 



0. Schlimm. 



werrliclier KIimihir' (s. Fig*. 112). Audenifalls ist ein l)esoiideres Rolirenstativ 

 erforderlich, das zweckniiißiii' mit einer Einrielitnng znr Feineinstelhinir 

 der Röhre versehen ist. Kin solches, von R. Fuess, Steiilitz hei TVrlin. her- 

 gestelltes Stativ ist in Fig. 11;'» abgebildet. 



Will man seine Untersuchungen bis weit in das Ultraviolett hinein 

 ausdehnen, so bedient man sich zur Orientierung über die Lage der Ab- 



snrptionserscheinungen unter anderem der F^missionsspektra-von Metallen 

 oder Metallegierungen, z. 1>. der Spektren des Kisens, des Kupfers oder 

 der ^'(/ersehen Legierung.') Die Funkeuspektra dieser Metalle werden er- 

 zeugt, indem man zwischen den einander bis auf einen kleinen Abstand 

 genäherten Metallstiften die durch einen Kondensator verstärkten Funken 



i'ig.in. 



eines Induktors überspringen lälit und das Funkenlicht durch den Kondensor 

 der optischen Hank auf den Spektrographenspalt projiziert. Eine Einrich- 

 tung zur Erzeugung der Funkenspektra, bestehend aus Induktor, Leydener 

 Flaschen und Funkenständei- (letzterer in Verbindung mit einem Reiter 

 zum Befestigen auf der optischen Rankj, ist in Fig. 114 mit abgebildet. 



') Legierung aus gleichen Teilen Zink, Cadmium und Blei. 



