Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 417 



4. Die Dunkelkammer. 



Wenn die Dunkelkammer groß genug ist, empfiehlt es sich, die 

 ganze spektrographische Einrichtung darin unterzubringen. So ist der 

 Spektrograph während der Aufnahme am sichersten gegen störendes Licht 

 zu schützen. Die Beleuchtungsvorrichtung für das Zimmer richtet man am 

 besten so ein, daß man nach Belieben rotes, grünes oder gewöhnliches 

 Lampenlicht einschalten kann. Für ein großes Zimmer ist eine besondere 

 Lampe (eventuell Deckenlampe) erwünscht, um sich in dem ganzen Zimmer 

 schnell zurechtfinden zu können. Bei der Neueinrichtung eines solchen 

 spektrographischen Laboratoriums empfiehlt es sich, die Lichtleitung mit 

 einem Anschluß zum Laden der Akkumulatoren zu versehen. 



Der Spektrograph muß möglichst erschütterungsfrei aufgestellt wer- 

 den. Die Nachbarschaft größerer Zentrifugen ist sehr störend und muß 

 tunlichst vermieden werden. Es ist von Vorteil, einen Raum zu wählen, 

 in dem eine einigermaßen gleichmäßige mittlere (Zimmer-) Temperatur 

 herrscht. Der Tisch, auf dem der Spektrograph aufgestellt wird, braucht 

 nicht viel größer zu sein, als daß der Spektrograph darauf gut Platz 

 findet. Nebenapparate, z.B. einen größeren Induktor, Kondensatoren u. a. 

 stellt man ebensogut auf einem besonderen Tisch, auch wohl auf Wand- 

 stützen auf, doch in genügender Nähe des Spektrographen , um während 

 der Aufnahme z. B. den Unterbrecher des Induktors schnell regulieren zu 

 können. Im einzelnen richtet sich die Ausstattung des spektrographischen 

 Laboratoriums nach den besonderen örtlichen Bedürfnissen. 



5. Der Meßapparat zur Ortsbestimmung der Absorptionsstreifen 



auf den Spektrogrammen. 



Die Lage der Absorptionsstreifen im Spektrum läßt sich nach Aus- 

 messung mit einem einfachen Millimetermaßstab oder besser mit einem 

 in halbe MiUimeter geteilten Maßstab von Glas schätzungsweise berechnen. 

 ZiemUch genau lassen sich, besonders bei den Gitterspektrogrammen, die Orts- 

 bestimmungen dadurch bewerkstelligen, daß man nach einem Spektrogramm des 

 HeHumlichtes eine Wellenlängenskala herstellt und diese mit dem Absorptions- 

 spektrogramm gleichzeitig kopiert (vgl. auch den Abschnitt „Herstellung der 

 Abdrucke^')- Arbeitet man mit Gittern verschiedener Furchenzahl, so muß 

 man natürlich eine zu jedem Gitter passende Wellenlängenskala herstellen. 



Besondere spektrogrammetrische Apparate, die genaue Plattenmes- 

 sungen ermöglichen, werden in verschiedener Ausführung angefertigt, von 

 Fließ, Berhn, Carl Zeiß, Jena u. a. Diese Apparate besitzen ein durch 

 eine genau gearbeitete Schraube in Schlittenführung bewegUches Mikroskop 

 mit Meßokular (Okular mit Fadenkreuzmarke). Da sie schon seit langem 

 zum Ausmessen von Liuienspektren gebräuchlich sind, werden sie gewöhn- 

 lich mit einem optischen System ausgerüstet, das eine für die Farbstoff- 

 spektrogramme zu starke Vergrößerung liefert. Die optische Werkstätte 

 von Carl Zeiß, Jena, rüstet deshalb auf \'orschlag des A'erfassers ihre für 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VI. 27 



