41H 



(). Schumm. 



(lii'M'ii Zweck bestiminteii Moßiniki'oskopc mit einem besonderen Ver- 

 .LTülJoruiigssy Stern ans. das eine jj;-eringe. ül)rii;-ens der wechselnden Schärfe 

 der verschiedenen Absorptioiisstreifen anzujjassende (drei- bis achtfache) 

 '•■ip-i'-io- A'ergröljerung hat. Das ZcijJschv In- 



strument stellt in dieser Form einen 

 für die Ausmessung- der Spcktro- 

 gramme sehr geeigneten Apparat dar 

 (vgl. Fig. 120). Fiin einfacheres, 

 für viele Zwecke ausreichendes In- 

 strument zum Ansmesson der Spek- 

 trogramme und der Abdrucke, bei dem 

 die Kinstellungen mit einer schwach 

 vergrößernden Lupe oder mit dem 

 bloßen Auge erfolgen, wiid nach \"er- 

 fassers Angaben von M. Bekel, Werk- 

 statt für Präzisionswagen, Hambni'g, 

 hergestellt und ist dort unter der 

 Bezeichnung ..riattenmikrometer" er- 

 hältlich. Einen Meßapparat, bei dem 

 die Ablesung der Einstellung durch ein 

 Drucken derselben ersetzt wird, ist von 

 H. Kai/ser angegeben und von Wolz in 

 Donn angefertigt worden. M Kürzlich hat 

 F. Goos, Hamburg, einen von Toepfer 

 - & Sohn in Potsdam gebauten Meß- 

 \ apparat für Spektrogramme geprüft 

 , 1 und beschrieben, der eine hervorragend 

 :_^' genau gearbeitete Meßschraube besaß. 2) 



-J^^ Auch von A.Hih/er (London) werden 



Lön-e von Carl zeiß. derartige Meßapparatc angefertigt. 



MeDmikroskop nach /■' 



Die Ausführung spektrographischer Untersuchungen. 



1. Vorbereitung des Apparates. 



Man überzeugt sich zunächst , daß alle Teile des Spektrographen 

 richtig eingestellt sind. Dafür gelten die gleichen Regeln wie für die 

 Justierung der Spektrometer und Präzisionsspektroskope. Das Objektiv 

 des Kollimators muß auf ..unendlich" eingestellt und die (litterfurchen 

 dem Spalt parallel sein. Die lUchtung, in der der Kassettenrahmen ver- 

 schoben wird, muß ebenfalls dem Spalt parallel sein, während der ein 

 langes Rechteck bildende Ausschnitt der nahe der Mattscheibe befindlichen 

 Rlende genau rechtwinklig zum Spalt verlaufen soll. 



Sind die angegebenen Bedingungen erfüllt und ist die Kamei-a auf 

 Bildschärfe eingestellt'), so müssen (bei Beleuchtung des Spalts mit 



') H. Kaijser, Handbuch der Spektroskopie. Bd. 1. S. (544. 



') F. Goos, Zeitschr. f. Instrumentenkunde. 1911. 31. Jahrg. S. 52. 



