420 



0. Seil Hin in. 



Licht (z. 11 Wassei'stofflic'ht. oder dein Licht (h-r diiich ciiuMi Kondensator 

 verstärkten Funken, die zwischen Klektroden aus Kupfer, dei" AWcrschen 

 Leofierunii 0(U'i- anderem Metall überziehen). Für die hier in Betracht 

 komnieniU'U Zwecke dürfte im allgemeinen Heliumlicht genüiien. Die starke 

 Leuchtkraft des in den lieliumröhren erzeugten Lichtes bietet die An- 

 nelunlichkeit . dali man die richtige Beleuchtung des Spalts besser kon- 

 trollieren kann als bei Beiuitzung von schwächerem Licht. Die Helium- 

 löhren können sowohl in Liingsdurchsicht wie auch in Querdurchsicht be- 

 nutzt werden. Die Aufstellung für Längsdurchsicht zeigt Fig. 121 '). für 

 (^uerduichsicht Fig. 122. (Man mul.'i sich aber durch Untersuchung' des von 



Kig. 121. 



der Rühre ausgesandten Lichtes mit einem Spektrometer oder Präzisions- 

 spektroskop überzeugt haben, dal'i die Ilauptlinieii des Spektrums die für 

 das Heliumspektruni bekannte Lage haben. Zunächst kommen in Betracht 

 die Linien auf aaCßT-S^; 587-6; Ö01-6: 447-2: ^88-9.) 



Man bringt die Heliumröhre durch Verbindung mit dem Funken- 

 indnktoi- zum Leuchten und gibt ihr und dem Kondensor eine solche 

 Stellung, daß letzterer das Bild des leuchtenden kapillaren Teils der 

 Röhre mitten auf den Spalt des Spektrogi-aphen projiziert. Bei richtiger 

 Einstellung soll der Spalt von dem leuchtenden , liuienartigen Bilde der 



') Der von mir benutzte sehr praktische Röhrenhalter \?>\\o\\ Schmidt d- Haensch, 

 Berlin, hergestellt worden. 



'-) In einer oft zitierten Abhandlung von Tschermuk \ I'fliU]er% Archiv f. d. ges. 

 Physiol. Bd. 88. S.iJß (1902)] ist die Wellenlänge dieser roten Heliumlinie irrtümlich 

 zu [xa 688 angegeben, wahrend die Zahl 6 07-8 durch die neuesten Messungen als richtig 



bestätigt ist. 



