422 f*- Schlimm. 



lahnieiis. exponiert von neuem usw.. bis lienii^end Heliunispektrogramme 

 «•lufireiioiunien sind. l»er Kassettenrahnien hat zwischen je 2 Einstellung.'^- 

 luuiken für das Helium eine für ein Absorptions.spektium. 



Naclidem die Kassette geschlossen ist, schaltet man statt des Helium- 

 lichtes weißes Licht (Nernstlampe, Auerlampe oder Osi-amlampe) ein und 

 richtet die Lampe so aus, dali der Spalt passend beleuchtet ist. Benutzt 

 man z. I>. die Nernstlampe, so soll das schmale Bild des Stiftes mötrlichst 

 zentrisch auf den Spalt fallen. Dci' Spalt erscheint dann als Halbierende 

 in dem ihn überdeckenden lirell leuchtenden lUhlv des (ilühstiftes. 



Als Anfanger muß man jetzt die Ivassette entfernen und die Matt- 

 scheibe einsetzen, um sich zu überzeugen, daß das Spektrum in der er- 

 forderlichen Schärfe und (Ueichmäßigkeit auf der Mattscheibe sichtbar ist^ 

 dann das Gefäß mit der zu spektrographierenden Flüssigkeit vor den 

 Spalt stellen, sich von dem Erscheinen des richtigen, scharfen Absorption.s- 

 spektrums überzeugen und erst jetzt die Kassette wieder einsetzen , um 

 nunmehr das Absorptionsspektrum aufzunehmen. Ist das geschehen und 

 sollen weitere Ab.soi-ptionssi)ektra auf derselben Platte aufgenommen werden, 

 so muß man mangels genügender Sicherheit und Erfahiung auch diese 

 erst auf der Mattscheibe einstellen, ehe man zur Exposition schreitet. 

 Denn man bedarf erst einiger Übung, ehe man das Gefäß mit der Farb- 

 stofflösung so genau richtig vor dem Spalt aufstellen lernt, daß man, ohne 

 vorher eine Kontrolle des Bildes auf der Mattscheibe vorzunehmen, ein- 

 wandfreie Aufnahmen der Absorptionsspektren herstellt. Die Schwierigkeit 

 liegt darin, daß kleine seitliche Verschiebungen des auf den Spalt pro- 

 jizierten Lampenbildes eintreten können, wenn man das Gefäß mit der 

 Farbstofflösung in den Strahlengang ein.schaltet. Um das möglichst zu 

 vermeiden, verwende man nur solche Absorptionsgefäße, bei denen die 

 vom Licht durchlaufenen Flächen eben und zueinander parallel sind. 



Jio.st, Franz und Heise schalten bei Aufnahmen des leeren Spektrums 

 zwischen Kondensor und Spalt ein mit Wasser gefülltes Absorptionsgefäß 

 ein. Durch dieses empfehlenswerte Vorgehen vornieidct m;in die störi'nde- 

 Erscheinung der Überstrahlung. 



Sollen die Spektrograninie zu genauen Ort.sbestimmungen der Ab- 

 .sorptionsstreifen dienen, (Lniii empfiehlt es sich, die Heliumspektren und 

 Absorptionsspektren so anzuordnen, daß die Heliunilinien etwas in die 

 Absorptionsspekti'en hineinragen. 



Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, daß die der 

 Verstellbarkeit der Kassette dienende Führung des Kassettenrahmens in 

 sorgfältigster Weise hergestellt sein muß. Andei'nfalls kann bei dem not- 

 wendigen Ver.schieben des Kassettenrahniens eine seitliche Versetzung ein- 

 treten und als Folge davon ein unrichtiges Lageverhältnis von Absorptions- 

 spektrum und Heliumspektrum, das bei späterer Ausmessung des Spektro- 

 gramms fehlerhafte Ortsbestimmungen der Absorptionsstreifen ergibt. 



Die Aufnahme mehrerer Spektra auf einer Platte läßt sich noch auf 

 einem anderen Weye erreichen, wobei das Verschieben des Kassettennihmeus 



