Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 42/}- 



fortfällt. Der Spalt mulj dann in der von Lockt/er^) anfjeiiebenon Art mit 

 beweglichen Schiebern versehen werden, dui-cli die man der Keihe nach 

 die einzelnen Teilstrecken öffnen und schlieloen kann. Sind z. 15. di'ei gleich 

 hohe Schieber vorhanden, so lassen sich drei verschiedene Spektra von 

 gleicher Höhe aufnehmen, ohne daß die Stellung der Kassette irgendwie 

 geändert zu werden braucht. Sell>stverständlich lassen sich durch Anbringen 

 einer größeren Anzahl von Sthiebern noch mehr Aufnahmen auf einer 

 Platte herstellen. Derartige Blendeneinrichtungen müssen freilich sehr sorg- 

 fältig hergestellt sein. Sie werden von Ä. Hilcjer (London) angefertigt. 



Die Weite des Spalts ist in mehrfacher Hinsicht von Be- 

 deutung. Sie beeinflußt allgemein die Reinheit des Spektrums, demnacli 

 sowohl die Schärfe des Linienspektrums als auch des Absorptionsspektrums 

 und außerdem die Expositionszeit. Im allgemeinen dürfte der Satz gelten, 

 daß der Spektrograph das Lichtabsorptionsvermögen der eingeschalteten 

 Flüssigkeit um so genauer analysiert, je enger der Spalt ist. Man wird 

 daher tunlichst bei geringer Spaltweite, etwa 0"0o bis 0'06 mm. arbeiten, 

 zumal, wenn es sich darum handelt, Spektrogramme herzustellen, die als 

 Unterlage für wissenschaftlich genaue Ortsbestimmungen der Absorptions- 

 streifen dienen sollen. Dazu ist freilich notwendig, daß die Spaltschneiden 

 von sehr guter Beschaffenheit sind. Je engei- der Spalt ist, desto leichter 

 und stärker machen sich die infolge Auflagerung von Staubteilchen auf 

 die Spaltschneiden entstehenden störenden schwarzen Längslinien (sog. Staub- 

 linien) bemerkbar. Da sie nicht immer zu vermeiden sind, darf man an 

 Spektrogramme, die bei engem Spalt hergestellt sind, hinsichtlich des 

 Freiseins von Staublinien nicht so strenge Anforderungen stellen wie bei 

 Spektrogrammen, die bei größerer Spaltbreite hergestellt winden. Bei ge- 

 ringer Spaltweite hergestellte Spektrogramme dürften, auch wenn sie mit 

 dem Schönheitsfehler einiger Staublinien behaftet sind, in der wissenschaft- 

 lichen Spektrographie den Vorzug vor jenen Spektrogrammen verdienen, 

 deren Schönheit nur durch Anwendung einer sehr bedeutenden Spaltweite 

 ermöglicht wurde. Rost, Franz und Heise haben bei ihren umfangreichen 

 spektrographischen Untersuchungen eine Spalt weite von ü'! mm nicht 

 überschritten. Die vom Verfasser benutzten Gitterspektrographen gestatten 

 die Aufnahmen in den meisten Fällen bei nur OO.H mm Spaltweite. 



Als Lichtquelle zur Erzeugung der Absorptionsspektra eig- 

 net sich nach meinen Erfahrungen besonders gut die Nernstlampe, so <laß 

 ich sie fast ausschließhch benutze. Auch Auerlicht läßt sich verwenden, 

 wie die von Rost, Franz und Heise veröffentlichten Spektrogramme zeigen. 

 In einem Baume, wo die Lichtleitung fehlt, l)enutze ich eine mit etwas 

 Überspannung brennende .Metallfadenlampe (Osramlampe) mit U-förmig ge- 

 bogenem Metallfaden, die durch eine Akkuniulatorenl)atterie gespeist wird. 

 Gelegentlich ist auch Sonnenlicht als Lichtquelle für die Aufnahme der 



Vgl. auch ,,Baly, Spektroskopie". Deutsch von E. Wochsmuth. S. 40. Verlag 

 von J. Springer. Berlin. 



