Spektrographische Methoden zur Bestimmung des Hämoglobins etc. 425 



Fig. 123. 



Es ist freilich nicht so einfach, gute Aufnahmen des Sonnen- 

 spektruras herzustellen. Man projiziert das Sonnenbild mittelst eines 

 allseitig- beweghchen Spiegels und der Kondensorlinse so auf den Spalt 

 <ies Spektrographen, daß er durch das Sonnenbild miiglichst gleich- 

 artig beleuchtet ist. Das gelingt nur bei einer ganz bestimmten 

 Stellung von Spiegel und Kondensor. Durch genaue Beobachtung des auf 

 der Mattscheibe sichtbaren Spektrums läßt sich einigoi-maßen konti-ollieren, 

 ob der Spalt richtig beleuchtet ist. Da das Sonnenbild wegen der Erdbe- 

 wegung wandert, ändert sich die Spaltbeleuchtung schnell. Man wählt des- 

 halb kurze Expositionszeiten. Für die Reproduktion mittelst der gebräuch- 

 lichsten Vervielfältigungsverfahren eignen sich die Heliumlinien wesentlich 

 besser als die in der Mehrzahl zarteren Fraunhofersahen Linien. Man ver- 

 gleiche die in Fig. 123 reproduzierten Gitterspektrograrame des Soimen- 

 lichtes, die Verfasser in seinem 

 Gitterspektrographen bei ^/.^ bis 

 7 Sekunden Expositionszeit aufge- 

 nommen hat. andrerseits die in 

 Fig. 115 reproduzierte Aufnahme 

 des Heliumspektrums. Diese auf 

 einer der besten Spektralplatten 

 hergestellten Aufnahmen des Son- 

 nenspektrums zeigen übrigens 

 deutlich, daß die durch die Män- 

 gel des Sensibilisierungsverfahrens 

 bedingten sogenannten Platten- 

 minima nur bei einer bestimmten 

 Expositionszeit einigermaßen un- 

 schädlich gemacht werden können. 



Die Expositionszeiten 

 sind bei Farbstoffspektren so zu 



wählen, daß die in der nicht ganz gleichmäßigen Empfindlichkeit der Platte 

 gegenüber den Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge begründete Fehler- 

 <iuelle nach richtiger Entwicklung als ausgeglichen gelten kann. Im übrigen 

 kommt es darauf an, ob man einfach das Lichtabsorptionsvermögen ver- 

 schiedener Flüssigkeiten vergleichend prüfen will oder ob Spektrogramme 

 hergestellt werden sollen, die nach Möglichkeit die spektroskopisch 

 wahrnehmbaren Lichtabsorptionserscheinungen ,. schwarz auf weiJ3" wie- 

 dergeben. Im ersten Falle muß man unter gleichen Versuchsbediu- 

 gungen arbeiten, d. h. bei Benutzung stets gleicher Platten unil kon- 

 stanter Spaltbeleuchtung und Spaltweite eine bestimmte Expositionszeit 

 innehalten; im zweiten Falle muß man die Expositionszeiten nach der 

 Durchlässigkeit der (3bjekte bemessen, die außerordentlich verschieden 

 ist. Das zeigt sich z. B. sehr deutlich bei der Aufnahme einerseits 

 Oxyhämoglobinlösungen und HämochromogenKisungen. andrerseits von 



und alkalischen Hämatinlösungen. Während Ver- 



ven 



Methämoglobinlösungen 



