428 



0. Schlimm. 



])ie Ainveiulunj? des lihoinbus bediiiiit \vc.sentlich längere Expositioiis- 

 zeitei). Der Kondensor ist bei den Doppelantiialimen so einzustellen, dali 

 die beiden schi'äizen Voi'dei'fliiclien des I\lionii)Us j^anz beleuchtet sind. Bei 

 rii'htiger StelluiiiJ^ der Lampe und des Kondensoj-s inul.) das Spektrum 

 durch eine feine dunkle Linie symmetrisch j^eteilt sein, und beide Hälften 

 müs.'^en jjleiche llclliaki'it auf^Yeisen. Statt zweier Absorptionsspektra kann 

 mau natürlich auch ein leeres Spektrum und ein Absorptionsspektrum zu 

 gleicher Zeit aufnehmen uud somit gleichzeitif^ die Plattenkontrollc bezüg- 

 lich der Empfindlichkeitsminima ausführcu. Aus dem Grunde müßte man 

 die Doi)pt'laufnaiimen zu allgemeiner Anwendung empfehlen, wenn nicht 

 die lU'iuitzuug (\v^ IMiombus einen erheblichen Lichtveilust bedingte, dei- 

 in manchen Fällen stört. Man wird also in den Fällen, wo die maximale 

 Lichtstärke notwendig ist, auf Doppelaufnahmen verzichten. Die nach- 

 einander ausgeführten Einzelauf nahmen bieten die Möglichkeit 

 ziemlich genauer Vergleiche der Lichtverteilung, wenn der Spektrogi-aph 

 mit einer optischen Bank fest verbunden uud dadui-ch die Erhaltung der 

 Anfangsstellung von Lampe und Kondensor bei mehreren Aufnahmen ge- 

 sichert ist. Abgesehen von den Jk'liciituiigsverhältnissen werden die Dojjpel- 

 aufuahmen ebenso ausgefühil wie Einzelaufnahmeu. 



3. Die Herstellung der Abdrucke (Kopien oder Positive). 



Die Herstellung der Abdiucke erfolgt in der sonst beim l'hotogra- 

 pliieien üblichen Weise, natürlich unter Vermeidung jeder Betouche. 

 W"\\\ man die Spekti'ogramme mit einem dei' oben beschriebenen Meiiapparate 

 ausme.ssen, so ist die Anbringung einer besonderen Wellenlängenskala 

 (außer dem Heliumspektrum) nicht notwendig. Auf den Abdrucken läßt 

 sich eine AVellenlängenteilung recht gut unter Benutzung einer ..Kopier- 

 skala" anbringen, die folgendermaßen angefertigt wird. 



Mau zeichnet auf weißen Karton eine äquidistante Skala, in die man 

 zwei (odei- nu'hr') Ilauptlinieii (\v^ Heliumspekti'ums einträgt, z. B. die 

 beiden Linien auf u-y. öST-ß \uu\ 447-2. Diese Skala muß in solcher (iröße 



l)liotograpliiert wei'den, daß der Ab- 

 stand der beiden Heliundinien auf dem 

 Negativ dei- gleiche ist wie auf dein 

 Spektrogramm des Heliumspektrums, 

 l^m das zu erreichen, muß mau die 

 Entfernung der Vorlage (Kai'ton mit 

 photograpliisciieii Ajjparate ändern. 



Fig. 124. 



tVß flOO 50O 



I I I I I I I I I I I I I I I I J I I I I I I I I 



,T 



I M I I I I I I I 



der gezeichneten Skala) von d 



dem 



bis die Heliumlinien in dem auf der Mattscheibe sichtbaien Bilde den- 

 selben Abstand haben wie auf dem Spektrogramm. Wegen der Parallaxe 

 ist die genaue Einstellung nicht ganz leicht. A'on dem Negativ stellt man 

 auf einem Filmstreifen ein oder besser mehrere Diapositive her. Ein solches 

 Diapositiv dient als ,.Kopierskala-. In der angegebenen Weise ist die hier 



Vgl. hierzu die Ausfiihningen auf S. 431. 



I 



