0. Seh 11 mm. 



Beispiel : 

 Fadenkreuz eiiiL^estellt aiit He- : Am Index der Mikrometerteilung 



abgelesene Stellung des Schlittens: 

 aa 447-2 2000 



au. 587-6 4108 



430 



liunilinii 



i k 



Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß einer Strecke von 140-4 u.a 2108 



2108 

 Intervalle der Mikrometerteilung entsprechen, also 1 ay. "—=1501. 



Einem Absorptiousstreifen entspricht auf dem Spektrogramm (Negativ) 

 eine Lücke oder eine Stelle geringerer Schwäi-zung. Ihre hellste Stelle ent- 

 spricht der dunkelsten Stelle eines Absorptionsstreifens. Um sie zu be- 

 stimmen, verschiebt man durch Drehen an der Mikrometerschraube den 

 Schlitten, bis das Fadenkreuz die hellste Stelle erreicht hat i) und Uest die 

 Stellung des Schlittens am Index der Teilung ab. Hat man ihn von der 

 Anfangsstellung (0 = [>}>• 441 -2) z. B. um 750-5 Teile bis zur Stellung 750*5 



weiterbewegen müssen, so entspiicht die Verschiebung -^-^^ =;50y.;^-. Der 

 o 5 1 loOl 



Ort des Absorptionsstreifens (das ist seine dunkelste Stelle) liegt demnach 



auf u.U. ^t'i'-j^y.t;. 497-2. 

 ^' + oO J ' ' 



Um die jedesmalige Ausi'echnung zu vermeiden, stellt man sich in 

 folgender Weise eine Kurvenzeichnung her. ^lan zeichnet auf ^lillimeter- 

 papier zwei sich rechtwinklig schneidende gerade Linien, die als ..Ordinate" 

 und ..Abszisse" bezeichnet werden mögen. Die Ordinate versieht mau mit 

 einer Welleidängenteilung und die Abszisse mit einer der Mikrometer- 

 teilung des Meltmikro.^kops entsprechenden Teilung. Auf der Oidinate 

 errichtet man in den mit ya 447-2 und 587(3 und auf der Ai)zisse 

 in den mit 2000 und 4108 bezeichneten Stellen Senkrechte und ver- 

 bindet die Schnittpunkte durch eine gerade Linie, die über die Schnitt- 

 punkte hinaus weitergeführt Avird. Die einer beliebigen Stellung der 

 Mikrometerteilung des Meßmikroskops entsprechende Wellenlänge läßt sich 

 leicht finden, indem man an der gleich Ix'zifferten Stelle der Abszisse 

 eine Senkrechte errichtet und von dem Punkte aus, wo sie die vordem 

 hergestellte ^'erbin(lungslinie schneidet, eine zur Abszisse parallele Gerade 

 zieht. Die Stelle, in der diese die Ordinate schneidet, gibt die gesuchte 

 Wellenlänge an. Statt dei- oben angegebenen Meßlinien kann man auch 

 andere, z. B. die auf ij.p. 667-8 und 501*6, benutzen. 



Wie mir vielfache Versuche ergeben haben, führt die Ausmessung der Kopien 

 (Spektrogramm-Positive) ebenfalls zu l)efriedigenden Resultaten. Man benutzt dazu das 

 mehrfach erwähnte Plattenmikrometer, mit dem man sowohl bei durchfallendem als auch 



') .T. Formdnek (Spektralanalyse, II. Auflage, Berlin bei R. Mückenberger, S. 65) 

 bezeiclinet die hellste Stelle mit einem kleinen Punkte, verbindet paarweise die über 

 und unter dem Absorptionsstreifen aufgenommenen zueinander gehörigen Meßlinien 

 und mißt die Abstände der Linien voneinander und von dem das Absorptionsmaximum 

 bezeichnenden Punkte. 



