rber Anwendung der photograph. Methode in der Spektrophotniuotric etc. 4)^9 



Für die ultraviolette Absorption des Blutfarbstoffs ist nicht ohne weiteres das gleiche 

 gültig. Dafür müßte erst die Absorption der vorgeschalteten Platte für sich genau fest- 

 gestellt werden. Falls sie in jenen Spektralgebieten nicht mehr [rleichmäßig sein sollte, 

 so müßte der Verlauf der ungleichmäßigen Absorption von Wellenlänge zu Wellenlänge 

 sorgfältig ermittelt werden. Dann erst wäre es möglich, überall die richtige Korrektur 

 anzubringen. 



Ein solche.^ Absorptionsglas löscht also von jedem beliebigen Lichte 

 einen ganz bestimmten Brnchteil aus. Dieser Bruchteil muü bekannt sein, 

 da es ja auf die Kenntnis des einfallenden Lichtes ankommt. Eine Auf- 

 gabe für sich bildet also die Bestimmung dieser Größe durch vergleichende 

 Photometrie des einfallenden und des abgeschwächten Lichts nach ent- 

 sprechender photographischer Aufnahme. Ist der Betrag einmal ermittelt, 

 so behält er seine Gültigkeit, so lange das gleiche Absorptionsglas in Be- 

 nutzung bleibt. 



Kurze Übersicht der technischen Einzelheiten. 



Es sind demnach bei der photographischen Methode der Spektropho- 

 tometrie des Blutes folgende einzelnen Prozeduren zu unterscheiden: 



A. Ermittlung der Schwärzungskurve (für jede Platte). 



B. Ermittlung der Korrektur für die partielle Auslöschung des ein- 

 fallenden Lichtstrahls durch das Absorptionsglas (nur einmal für eine be- 

 stimmte Versuchsanordnung). 



C. Photographische Aufnahme der zu untersuchenden Blutspektren. 



D. Ausmessung der aufgenommenen Spektren. 



In zeitlicher Reihenfolge ergeben sich im einzehien folgende Pha- 

 sen für die einzelne Platte (unter Ausschaltung der Prozedur B): 

 I. Aufnahmen für die Darstellung der 



Schwärzungskurve. 

 IL Aufnahme der Blutspektra mit den 

 zugehörigen Vergleichsspektren. 



III. Entwickeln. Fixieren, Auswaschen und Trocknen der Platte. 



IV. Ausmessen der gesamten Platte. 

 V. Berechnen der Schwärzungskurve. 



VI. Berechnen der erhaltenen Untersuchungsresultate. 



Die Trennung von Fixierung des Befundes. Messung und Berechnung ist ein 

 weiterer Vorzug der Methode; sie ist sehr objektiv. 



An Einrichtungen und Instrumentarien sind erforderlich: 



1. Ein vollkommen dichtes Dunkelzimmer. 



la) In demselben, oder in einer besonderen Dunkelkammer zum Ent- 

 wickeln der Platten: Vorrichtung zur Zeitbestimmung im Dunkeln 

 (Metronom, Sekundenpendel od. dgl.), ferner zur gleichmäßigen Be- 

 wegung der Platten im Entwickler: beide können vereint .^ein. 



Wir benutzten einen kleinen zur Aufnahme der Entwicklerschale ge- 

 eigneten Tisch, der durch ein schweres Sekundenpendel in wiegende Be- 

 wegung versetzt wurde. 



I. und II. kann natürlich vertauscht 

 werden. 



