J.4Q ^V. Heubiior. 



2. Eine Einrichtung-, um die Intcnsitiit (Icr Lichtquelle 

 meßbar zu variieren. 



E.S licl)en sich verschiedene brauchbare Anordnungen denken: als 

 fehlerlos und verhältnismäßig einfach erschien uns die Variation der In- 

 tensität durch Änderung der Entfernung zwischen Platte und konstan- 

 ter Licht(iuelle. Für eine bequeme Einstellung diente 



2a) eine optische Bank mit Millimeterteilung, 



als konstante Licht(iuelle: 



2b) eine Scheinersche Benzinkerze (Bezugsquelle: Otto Toepfer& Sohn, 

 Potsdam). 



o. /ur p]rzeugung einfarbigen Lichtes: 



ein monochrom atic Filter z mit der Durchlässigkeitszone zwischen 

 510 bis 550 ;j.;j. (Bezugsquelle: Wratten & Wainwright, Croydon, England). 



Es paßt speziell nur für Untersuchungen in der betreffenden Spektralregiou, also 

 7.. B. die Gelbgriinabsorption des Blutfari)Stoffs. Für andere Regionen sind die entspre- 

 clieuden Filter zu wählen. 



4. Ein Spektrograph. 



AVir benutzten einen solchen mit horizontalem Spalt und einer Gitter- 

 kopie von Thorp (Bezugsquelle: Spindler & Hoijer, (xöttingen). 



Die Kassette des Sjjektrographeu ist hinter einer sciilitzförmigen Blende senkrecht 

 zur Längsausdehnung des Spektrums verschieblich, damit auf ein und dieselbe Platte 

 eine größere Zahl Spektra nacheinander aufgenommen werden können. An beliebiger 

 Stelle trägt die — mit Spalt und Gitter fest verbundene — schlitzförmige Blende eine 

 Marke, die ein für allemal bei einer bestimmten Wellenlänge des Spektrums liegt. Die 

 Bestimmung dieser Lage erfolgt durch Aufnahme eines bekannten Linien- oder des 

 Sonnenspektrums und Ausmessung der Abstände zwischen Linien und Marke auf der Platte. 



5. Ein Hartmannsche^i Mikrophotometer mit Koordinaten- 

 meßapparat nach H. Eosenherg (Bezugsciuelle: Otto Toepfer et; Sohn, 

 Potsdam). 



6. Wünschenswert ist als Hilfsapparat: 



ein Sclieincr^ches Sensitometer(BezugS(iuelle: Otto Toepfer & Sohl, 

 Potsdam). 



Beschreibung des Mikrophotometers. 



Zui' Beurteilung der verschiedenen auf einer Platte vorhandenen 

 Schwärzungen bedarf man irgendeiner Schwärzungsskala, die mit der 

 Platte verglichen wird. Am zweckmäßigsten bedient man sich dazu eines 

 sogenannten ..photographischen Keils'', d. h. einer streifenförmigen photo- 

 graphischen Platte, die in ihrer Längsausdehnung alle Schwärzungsgrade 

 — von den schwächsten bis zu den kräftigsten — in kontinuierlicher 

 Folge aufweist, wähi-end die Schwärzung in der dazu senkrechten Richtung 

 für jede Stelle des Keils konstant ist. Jede beliebige zu bestimmende 

 Schwärzung ist dann gleich einer anderen an einer bestimmten Stelle des 

 Keiles liegenden Schwärzung, die durch ihre Entfernung von einem auf 

 dem Keil beliebig zu wählenden Nullpunkt in Längeneinheiten eindeutig 

 angegeben werden kann. Eine in diesen Einheiten ausgedrückte Skala gibt 



