über Anwendung der photograpli. Methode in der Spektrophotometrie etc. 441 



dann aber nicht mehr direkte Schwärzungsuiiterschiede an. sondern man 

 kann nur soviel sagen , daß die Keilablesungen eine stetige Funktion der 

 Schwärzungen sein werden und daß zu größeren Argumentwerten auch 

 größere Funktionswerte gehören. Es kommt jedoch gar nicht darauf an. 

 die Schwärzung selbst zu kennen : da der Zusammenhang zwischen Licht- 

 intensität und Schwärzung aus den zu diesem Zweck auf der gleichen 

 Platte eigens vorhandenen Kontrollaufnahmen abgeleitet wird, können die 



Fig. 131. 



Schwärzungen in der willkürlichen Längenskala des Keiles ausgedrückt 



werden. 



Derartige „Keile-' lassen sich leicht aus jeder photographischeu 1 latte 

 hersteUen mit HiUe des Scheinerschen Sensitometers, das auf dem Prinzip 

 der rotierenden Blende beruht. 



Zum Vergleichen der Schwärzungen auf den zu untersuchenden 1 lat- 

 ten mit denjenigen des photographischen Keils dient das Mikrophotometer. 



