442 



W. 11 eil liiior. 



Das Prinzip des Hartman mchon Mikrophotomcters besteht darin, 

 die zu vor«ileii-honden Schwärzungen von Platte und Keil in dem Gesichts- 

 felde eines Mikroskopes in scharfer TrennunLislinio aneinander grenzen zu 

 lassen, d.h. unter Verhältnissen, wo Ilclli^kcitsdifferenzen vom Auge am 



schärfsten aufgefalit 

 r>g-i32. werden. Erreicht wird 



dieser Zweck dadurch, 

 daß Strahlen ein und 

 derselben Licht(iu('lle 

 auf zwei verschiedenen 

 Wegen von genau glei- 

 cher Weglänge und 

 durch genau gleichartige 

 Medien in das Auge 

 gelangen: dabei pas- 

 siert das Licht auf dem 

 einen Wege die zu mes- 

 sende Platte, auf dem 

 anderen den als Mes- 

 sungsskala dienenden 

 photographischen Keil. 

 Mit Hilfe zweier iden- 

 tischer Mikroskop-! )b- 



jektive und eines 

 J^ioiimer-Brodhu tischen 

 Würfels werden ver- 

 gröberte, reelle Bilder 

 der beiden Gelatine- 

 Silberschichten in einer 

 Ebene abgebildet und 

 durch ein gemeinsames 



Mikroskopokular be- 

 trachtet. Dabei erscheint 

 der an dem kleinen 

 Spiegel des Lwniner- 

 Brodhun - Prismas re- 

 flektierte Ausschnitt 

 der zu messenden 

 Platte als isolierter, 

 scharf begrenzter Fleck 

 mitten im Gesichtsfeld, das durch einen Teil des Keilbildes ausgefüllt wird. 

 Die Messung einer beUebigen Schwärzung geht nun in der Weise 

 vor sich, daß man durch Verschieben des Keiles vor dem einen Mikro- 

 skopobjektiv das Gesichtsfeld um den kleinen, durch den Spiegel verur- 

 sachten Ausschnitt herum auf die gleiche Helliukeit zu bringen sucht, wie 



A ist das Okular, B nnd C die beiden Hälften des Lummer-Brodhun- 

 Wdrfels, H und E die Triebschrauben zur Focusierung der beiden 

 Mikroskopobjektiye Z) und G. Der photographische Keil O wird durch 

 den TriebP in der Fassung 3/ verschoben, die Verschiebung an dem 

 Nonins N abgelesen. Die zu messende I'Iatte liegt auf dem Tisch L. 

 Um Platte und Keil vor falschem , von der Vorderseite auffallendem 

 Licht zu schützen, ist der Zwischenraum zwischen Mikroskopobjektiv 

 nnd Platte resp. Keil durch die beiden Eohrstutzon F und A' licht- 

 dicht abgeschlossen. Zur Beleuchtung dient eine künstliche Licht- 

 quelle, die direkt hinter der dünnen durchscheinenden weißen Por- 

 zellanplatte R aufgestellt wird; durch Reflexion an den Spiegeln .S' 

 und T gelangt das Licht zum Keil resp. zur Platte. Die Spiegel V 

 und W dienen zur Beleuchtung des Nonins. 



