44fi 



W. Heu l»ner. 



Diese korri.sriei'teii Helliiikeitslosaritlnii ni dienen nun zur 

 Konstruktion der Schwärzuni: skiir ve. Man trätit die süintliehen IjiJ 

 als Funktion der zu.uehöriiien S auf Millimeterpapier auf nn<l lejit durch 

 die damit iieiiebeneu Punkte eine mit dem Kurvenlineal iiezopene Linie. 

 Die Mal'ie wählt man zweck mäßi.u' so jiroi.'i. daß die Kiuheit für liiJ öOc;» 

 Länue entspi'icht. Die Kurve iiiht dann füi" jede heliehi.ue in Länjien- 



einheiten der Mikrophotonieterskala aust>ed rückte ') — Schwärzunii', die 

 auf dei" untersuchten Platte verzeichnet steht, direkt den Helligkeitsloga- 

 rithmus mit einer Genauigkeit von 3 Dezimalen an. 



Ausmessung der aufgenommenen Spektra. 



Prinzipiell wichtig für die Methode ist es ja 2), daß bei jeder Belich- 

 tung: direkt nebeneinander zwei Spektra von den beiden Hälften des 

 Spaltes aufgenommen werden. Da die Platte für das Licht verschiedener 

 Wellenlängen durchaus nicht gleichmäßig empfindlich ist^'), so ist es fun- 

 damental, (lall man bei jeder Messung' in den beiden Spektren jedes Paares 

 genau die gleiche Wellenlänge einstellt. 



Ferner ist zu bedenken, daß die Schwärzung- eines durch ein Spek- 

 trum erzeugten Streifens zuweilen nicht über die ganze Breite des Streifens 

 völlig gleichmäßig- ist, sondern nahe den Rändern abnehmen kann : auch 

 können geringe technische P>hler oder l'nreinheiten des Spektrographen- 

 spaltes geringfügige Unterschiede der Schwärzung bedingen. Daher ist es 

 zur Erzielung sehr guter Resultate erfoi-dei-lich, stets in derselben Gegend 

 eines solchen Streifens zu messen, am besten möghchst in der Mitte. 



Die erste xVufgabe ist also eine sorgfältige Orientierung der Platte 

 ani dem Kreuztisch*), so daß bei ihrer Verschiebung in der Längenaus- 

 dehnung eines Spektrogramms die im Gesichtsfeld erscheinende Stelle stets 

 der gleichen Region seiner Breitenausdehnung entspricht. Dies geschieht, 

 indem man den Rand eines geschwärzten Streifens unter Drehung der 

 einen Triebschraube an einem dem Mikroj)hotometer beigegebenen, ins (ie- 

 sichtsfeld einzuschaltenden P'adenkreuz entlang führt und die Stellung dei- 

 Platte im Rahmen so lange korrigiert, bis bei dei- Verschiebung keine seit- 

 liche Abweichung jenes Randes vom Fadenkreuz mehr erfolgt. Darauf 

 stellt man für jedes der beiden zusammengehörigen Spektrogianime etwa 

 die Mitte fest und notiert sich die entsprechende Stellung des Platten- 

 rahmens am Maßstab. Endlich bringt man die Abbildung der am Spektro- 

 graphen angebrachten Maike für eine fixierte Wellenlänge zur Deckung 

 mit dem Fadenkreuz und notieit auch in dieser Stellung die Ablesung am 

 Maßstab. Mit dieser Zahl kennt man ohne weiteres sämtliche Wellen- 



') Vgl. S. 440. 

 -) Vgl. S. 438. 

 ») Vgl. S. 437. 

 *) Vgl. S. 443. 



