Ergänzungen zu den Metlioden zur rntersucliung der 



Verdauungsprodukte. 



(Bd. 111. S. 122 his 256.) 



Von EdyaiMl /unz, niüssel. 



Zn S. 12;-): iSclilundsoudenverfahren. Statt der liowölinlichen 

 dicken M;iü('nsnnd(' hat 6'ro.§.s- M ciiuMi besonderon Maiieiisclilauch vorizv- 



sclilaiieii. welclitT beim Menschen sehr leicht ein- 

 Fig. 136. iietuhrt wird. 



Der Grossschc Magenschlanch iFia. VMh 

 besteht aus 3 Teilen: eine lange, dünne, weiche 

 Nelatonsonde .1 gei'ingen DuiThmessers . welche 

 man als Magenstück bezeichnen kann ; ein Mittel- 

 sTück B, welches zum Anffangen des Mageninhaltes 

 dient; ein Kndstück (\ welches zur Ansaugung 

 des Mageninhaltes benutzt wird. Der Schlauch A 

 endet in eine vom Schlauch .selbst überzogene. 



mit Öffnung versehene Olive. Neben dem (Tla.s- 

 ballon B des Mittelstückes befindet sich ein Mano- 

 meter zur Üestimmung dei' jeweiligen Druck- 

 ■schwankungen im Schlauche A. Zur Aspiration 

 kann man sich eines \'entilballons C oder besser 

 eines Mundstückes I) bedienen. Gross gibt letzterer 

 -Vnordnung den Vorzug, weil man damit langsam 

 . , uml mit anwachsender Stärke aspirieren kann. 



\^ J Außerdem leint man leicht mit einigei" Erfahrung. 



i^ ob etwa das Magenende des Schlauches durch 

 Schleim. Speiseresten oder selbst durch Magen- 

 schleimhaut verstopft ist. In die.><em Falle mahnt außerdem das Manometer 

 zur Vorsicht. Ks genügt in den Schlauch zu 1 »lasen und ihn dai-auf etwas 



') M. Gross, A new appiiratus for obtaiiiiiif,^ tlie coiitcnts of the stomach for ilia- 

 ?nostic purposes. The New York Medical Journ.Vol. 58. p. 600— 6(Jl (1893). — Derselbe. 

 Weitere Erfahrnnjren über oiiicii nenon Magensclilaticli. Tlierapeut. Monatsh., Bd. 8- 

 S. 618-61*) (1894). 



