Ergänzungen zu den Methoden zur Intersuchung der Verdauungsprodnkte. 46o 



nach außen, oft selbst auch ohne Aspiration. Tritt eine Unterbi-echuni>- iui 

 Abfkil» ein. so genügt die Aspiration, um bald wieder den Al)flnr» des 

 Duodenalinhaltes nach außen zu bewirken. 



Man kann die Metallkapsel der Einhornschen Duodenalpumpe und 

 der Grossschen Duodenalsonde durch ein knapp pillengroßes Führungs- 

 kügelchen ersetzen, dessen Drainende siebartig durchlöchert ist. An Stelle 

 der Aspirationsvorrichtung ist eine Wasserstrahlpumpe angebracht . die 

 •einen beständigen negativen Di-uck im Duodenum hervorruft und dadurch 

 eine dauernde, durch ein Vakuummeter regulierbare Ansaugung ei'mögiicht. 



Lazarus'^} bedient sich einer zirka 50 01/ fassenden Säugpumpe statt 

 der Wasserstrahlpumpe und steigt nicht über eine 10 bis 20 cm ix'tragende 

 Evakuierung. Der 



nebenbei (Fig. 139) ^'"■'''■ 



abgebildete Apparat 

 besteht aus Aspi- 

 rations- und Ein- 

 spritzungsspritze 

 ÄJ. welche mittelst 

 zweier Schläuche 

 mit dem Magen- 

 k(ilbchen KM und 

 dem Duodenalköll)- 

 chen A'^Z) verbunden 

 ist. Von diesen 

 gehen mit Schraub- 

 klemmen (Schrj 

 verschließbare, 

 kollabierbare An- 

 satzschläuche CA 

 aus, welche durch 

 Pipetten F mit 

 den in den Ma- 

 gen und das Duo- 

 denum resp. ein- 

 geführten dünnen 



Sonden (D, S) in Verbindung gebracht werden. Je nach der Stellung des 

 Dreiwegehahnes Dr kann man doppelseitig oder einseitig aspirieren bzw. 

 Flüssigkeit oder Gas infundieren. Das Manometer fni) zeigt den Eva- 

 kuationsgrad an. 



Die Lazarnsüche Magenduodenaldoppelsonde wird leicht auf dieselbe 

 Weise wie die Einhornsi^hQU und (^rossschen Magen- und Duodenalsonden 

 bei der ^'ersuchsperson eingeführt. Beide Kapseln werden in den Rachen 

 gebracht und gelangen meistens unter schluckweisem Trinken von Wasser 



P. L«0ar«(s, Duodenalsonde. Berliner klin. Wochenschr. Bd. 49. S. 72—73(1912). 



