4' 



Edsjard Z n n z. 



Kabel entspricht einem Widerstände von nnj>efälir 100 Ohm. lieide Enden 

 jedes Erwiirmnniiskabels sind an einem senkrechten Hartgummirahmen D 

 befestigt, welcher mit dem Messingi'ahmcn (' einen rechten Winkel bildet. 

 Der Messiniirahmen C liei-t im äulieren IJehiilter B gleich unter dem 

 Hoden des inneren liehälters A. Die Enden der 4 Erwärmungskabel befinden 

 sich senkrecht über der (")loberfläche. Auf diese Weise läßt sich leicht eine 

 gleichmäliige Erwärmung des (")les erzielen. Man kann die 4 p]rwärmungs- 

 kabel (Mitweder in Serien oder parallel oder in anderer Einrichtung ver- 

 binden. Zur Unterbrechung des elektrischen Stromes, falls das Ölbad eine 



Vig. 147. 



höhere Temperatur als die gewünschte erreicht, dient der in der Ecke F 

 des inneren IJehälters A befindliche Thermoregulator /i'. welcher eigentlich 

 aus einer Toluol enthaltenden schraui)enfoiinigen Kapillarglaskanüle be- 

 .steht. Wegen des breiten Ausdehnungskoeffizienten dieser Flüssigkeit wird 

 durch die Längeveränderungen dieser Toluolsäure ein llelaisstromkreis ge- 

 schlossen oder geöffnet. Die Armierung dieses Relaisstromkreises vervoll- 

 ständigt den durch die p]rwärmungskabel laufenden Hauptstromkreis. Da 

 das Relais einen Stromkreis von 100 oder 2U0 Volt zu unterbrechen hat. 

 taucht es in ein schmales mit Öl gefülltes Gefäli, um jede Funkenbildung 

 zu vermeiden. Der Ausdehnungskoeffizient des Toluols ist so groli, dab 



