474 



Edgaid Ziinz. 



man das Ol erkalten imili. wie es der Fall ist, wenn man in einer heilieir 

 (iejj-end eine gerin«iere Temperatur im Thermostat aufreehthalten mul), 

 als die der umiiebenden Luft. 



Mittelst eines i^'eeijiiieten Lackes werden alle Metallteilc des Thermo- 

 states gut isoliert. Tni iniieicn lielialtoi- A taucht in das Öl das Thermo- 

 meter K. Ein Katlietometei' L erlaubt die Teinpei-atur des Therniostates 



aut O-OüöH' festzu- 



'•'K- '■*''■ . stellen. Selbst bei 



großen Schwankun- 

 gen der Temperatur 

 der iiuljeren Luft kann 

 man die Ternperatui- 

 des Ölbades auf 

 ± 0-02« C aufrecht- 

 halten. 



Wenn kein elek- 

 trischer Strom durch 

 die Krwiirmungska- 

 bel läuft, nimmt für 

 jeden Temperatur- 

 unterschied von 1" C 

 zwischen der Tempe- 

 ratur der äuljeren 

 Luft und des Ölbades 

 die Temperatur des 

 Ölbades um 0004" C 

 pro Minute ab. wo- 

 raus hervorgeht, daü, 

 um einen Tem])era- 

 turunterschied von 

 PC zwischen beiden 

 Medien aufrechtzu- 

 halten , eine Kraft 

 von ungefähr r)AVatt 

 nötig ist. 



Bunzel ^) hat 

 einen dem soeben be- 

 schriebenen Ölther- 

 mostat ziemlich ähn- 

 lichen Luftthermostat beschrieben, welcher mittelst Elektrizität geheizt 

 wird. Jieide Fig. 149 und 150 geben eine Gesamtansicht dieses Thernio- 

 states. Aus der Fig. 151 ersieht man die Anordnung des Thermo- 

 regulators. Letzterer besteht aus einer gebogenen Glasröhre von 14 m 



') Herbert H. Bunzd, The measuremciit of tlie oxidase content of plant jiiice. U.S. 

 Department of agriculture. Bureau of plant industry. Bulletin Nr. 238. Washington 1912. 



