Ergänzungen zu den Methoden zur Untersuchung der Verdauungsprodukte. 47 



<o 



Länge und ungefähr 2 mm inneren Durchmessers , 



welche sich in einem 

 Holzrahmen befindet. Dieser Rahmen liegt senkrecht im Thermostat in 

 einer Entfernung von zirka 3 an von der Wand des Thermostates, so 

 daß sich Luft rings um den Thermoregulator bewegen kann. Bei jeder 

 Biegung wird die Glasröhre mittelst Metalldraht gestützt. Diese Glas- 

 röhre enthält Quecksilber, dessen' Gewicht für jede senkrechte Abteilung 

 der Bohre ungefähr 



10 ^r entspricht. Da Fig.iöo. 



das eine Ende der - 

 gebogenen Glasröhre 

 geschlossen ist , so 

 kann sich die (^)ueck- 

 silbersäule nur auf- 

 und abwärts in der 

 senkrechten Abtei- 

 lung bewegen , in 

 nelcher der Nickel- 

 (lniht^(Fig.l52)au{- 

 und abwärts bewegt 

 werden kann. Sobald 

 man diesen Nickel- 

 draht Ä in die rich- 

 tige Stellung ge- 

 bracht hat. bleibt er 

 in dieser Lage wegen 

 der Pieibung in der 



Kautschukröhre B 

 (Fig. lf)l ). Der durch 

 den Elektromagnet 

 des Beiais laufende 



elektrische Strom 

 schließt und öffnet 

 sich am unteren F.nde 

 des Nickeldrahtes. 

 Der andere Kontakt 

 des Thermoreii ulators 

 entsteht an seinem 

 anderen Ende , wo 



mittelst des kurzen Platindrahtes C das Quecksilber der gebogenen Glasröhre 

 mit dem Quecksilber des mit Quecksilber gefüllten Bechers B (Fig. löli in 

 Verbindung gebracht wird. Das Bolais ^Y (Fig. 102) entspricht 150 Ohms. 

 Zwei Beihen von 3 parallel liegenden Trockensäulen C (Fig. 149) ergeben 

 den elektrischen Strom, welcher die nötigelKraft dem Elektromagnet liefert. 

 Der Unterbrecher c' (Fig. 152") dient zur Einschaltung des durch die 

 Trockensäulen gelieferten elektrischen Stromes in das Beiais des Thermo- 



