Ergänzungen zu den Metlioden zur Untersuchung der \'c)(lauuiigspnidukte. 477 



Fig. 153. 



F' (Fig. 150) bis zur Erreichung- der erwünschten Temperatur benutzt wird, 

 um dann durch den anderen größeren in der Mitte des Thermostates be- 

 findlichen F ersetzt zu werden, wodurch die innere Temperatur des Thermo- 

 states auf Ol— 0-2« C beständig WAU. 



Als Erwärmungsvorrichtung (Fig. 153) dient ein langer, auf einem 

 Eahnien von Hartgummi und Asbest befestigter, dünner Draht, welcher 

 von oben nach unten in mehreren fast wage- 

 rechten Linien läuft. Diese Erwärmungsvor- 

 richtung entspricht einem Widerstand von 

 44 Ohms. Man kann die Stärke des durch 

 die Erwärmungsvorrichtung laufenden elek- 

 trischen Stromes in sehr breiten Orenzen 

 äußerst allmählich vermehren oder vermin- 

 dern. Dies wird erreicht mittelst der Unter- 

 brecher c\ k' und i' (Fig. 152) sowie einer 

 Reihe von 6 parallel montierten Lampen a, h, 

 c, d, e, f und der 10 Lampen g, h, i, j, k, l, 

 m, n, o,p, von welchen jede einer Leuchtkraft 

 von 8, 16 oder 32 Kerzen entsprechen kann. 

 Der Unterschied zwischen der tatsächlichen 

 Temperatur des Thermostates und der er- 

 wünschten ^>rsuchstemperatur wird mittelst 

 der 4 Lampen q, r, s und t, der 2 Llnter- 

 brecher/' und c'^ des Relais und des Thermo- 

 regulators kontrolliert. 



Falls man im Thermostat eine niedrigere 

 Temperatur als die des umgebenden Mediums 

 erreichen will, so bläst man im Eisbehälter I 

 (Fig. 149) erkaltete Luft in den Thermostaten. 

 Diese kalte Luft tritt durch die Öffnung 

 (Fig. 150) in den Thermostaten ein, während 

 die warme Luft durch eine an der entgegen- 

 gesetzten Seite des Thermostates befindüche, 

 etwas sehmalere Öffnung o' austritt. Beide 

 Öffnungen werden mittelst vorschiebbarer 

 Plättchen verschlossen. Ein kleines, in der 

 Eismasse befindliches (lebläse S (Fig. 150) 



liefert kalte Luft durch die Öffnung in den Thermostaten, sobald die 

 tatsächliche Temperatur des Thermostates die erwünschte übersteigt. So- 

 bald aber hingegen die Temperatur des Thermostates unter die erwünschte 

 sinkt, bleibt der :\Iotor des Ventilators F (Fig. 150) still und tritt die 

 Erwärmungsvorrichtung durch das Relais A\ieder in Tätigkeit. Wenn das 

 Relais den Hauptstromkreis schUeßt, läuft der elektrische Strom durch 

 die 4 parallel stehenden Lampen q, r, s und t (Fig. 152): der Hauptteil 

 des Stromes läuft nun durch die Erwärmungsvorrichtung, deren Wider- 



