47^! 



Edi,';ut.l / II II z. 



stand (44 Ohms) viol iioriiiiici- als der des Motois des Ventilators F (unge- 

 fähr 1000 (Muns) ist: dadurch erhält dieser Motor ni(dit genüiiend Strom, 

 um in Tätigkeit zu bleiben. Soi)ald der Stromkreis des Relais geöffnet ist. 

 läuft der ganze elektrische Stiom durch den Motor, so daü fast gleichzeitig 

 die pj-wärnmng aufhört und kalte Luft in den Thermostaten geblasen 

 wild. In demselben Stromkreise als das Gebläse befinden sich die 2 parallel 

 stehenden Lampen /■ und //; (Fig. 102), mittelst welcher man die llaschheit 

 der (iebläsebewegungen verändern kann. Der l'nterbrecher b' (Fig. 152) 

 dient zur Abschaltung des Geidäses aus dem Stiomkreise. Der JJehälter T 

 (Fig-. löO) wird, je nach der erwünschten Temj)eratur. entwedei- mit Kis 

 allein oder mit Eis und Salz gefidlt. 



Für sehi- niedrige Temperatur des Thermostates bedient man sich 

 als Schunt nicht der F^rwärmungsvorrichtung, sondern der parallel ver- 

 bundenen 10 Lampen g^ h, i,j, k, l, m, n, o (Fig. 152); welche mittelst des 

 auf seiner niediigsten Lage gebrachten Unterbrechers i mit (h'in .Motor 

 des A'entilators F verbunden werden. Auf diese Weise erzielt man fiii- 

 10 Lampen von je ;\2 Kei-zenleu(ditkraft einen Widerstand von 44 Ohms, 

 welcher viel geringer als der des Motors des Ventilators F ist. 



Zu S. 165: Allgemeine Dialyseverfalii-en. Man kann auch Dia- 

 lysierschläuche aus Fischblasenkondoms anwenden, i) 



Zu S. 172: Dialyse bei koiitinuierlicliem Wasserwechsel. Nach 

 Zsigmondtj und Hei/er-) weisen die meisten Dialysatoren für beständiges 



Zu- und Abströmen des Wassers einen er- 

 heblichen Konstruktiomsfehler auf, nändich 

 das frische Wasser wird auf den l)Oden des 

 ■ Gefäßes geleitet, das verunreinigte flielit 

 oben ab. Zur rationellen Dialyse mnl'i man 

 hingegen das frische Wasser oben zuflieiien 

 lassen, um die sich am Uoden des Gefäßes 

 ansammelnde konzentrierte Flüssigkeit von 

 dort zu entfernen. Dies ist leicht (hiich- 

 führbar mittelst der in nebenstehender Fig. 154 veranschaulichten \0r- 

 i'ichtnng. 



Zu S. 172: Sterndialysator nach Zsif/n/o luh/ und Heyer. ^) 

 Eine gegebene Flüssigkeitsmenge wird desto schneller durch Dialyse ge- 

 reinigt, je größer die dialysierende Mendjranfläche und je dünner die 



Fig. ir.4. 



') E. AlxJcrhaldrn und M. Kiufsi, Die Diairnose dor Scli\vaiigerscl:aft mittelst der 

 optischen Methoden und dem Dialysierverfahren. Zeitschr. f. phvsiol. Chemie. IJd. 77. 

 S. 249-258 (1912). 



-) R. Zsigmondji und H. Heijer, Über die Reinigung von Kolloiden durch Dialyse. 

 Zeitschr. f. anorg. Chemie. Bd. «8. S. 1G9- 187 (1910). 



') R. Zsi(j7non(l!/ und lt. l/ij/cr, Ül)er die Reinigung von Kolloiden durch Dialyse. 

 Zeitschr. f. anorg. Chemie. Bd. 68. S. 169—187 (1910). — Dieselben, Über einen neuen 

 Dialysator. Zeitschr. f. Chem. u. Indust. d. Kolloide. Bd. 8. S. 123 — 12(5 (1911). — R. Zsig- 

 mondg, E. Wilkc-Dörfurt und A. r. Galecl-i, An\\cndung der Ultrafiltration in der ana- 

 lytischen Chemie. Ber. d. Deutschen chem. Ges. Bd. 45. S. 579—582 (1912). 



