Ergänzungen zu den Methoden zur Untersuchung der Verdauungsprodukte. 481 



jeder gewünschten Weise abstufen. Am vorteilhaftesten werden nach Mal- 

 fitano 2-5 — B'öo/o Nitrozelhilose in einem Gemische von möglichst wasser- 

 freiem Äther und absolutem Alkohol gelöst, welches 30 — 70 Teile Äther 

 für 70 — 30 Teile Alkohol enthält. Man kann indes bis 5 und sogar lO"/» 

 Nitrozellulose in der Äther-Alkoholmischung auflösen. Mit konzentrierten 

 Kollodiumlösungen erhält man aber zu steife Membranen. Wenn der (ie- 

 halt des Kollodiums an Nitrozellulose weniger als 2^1 ^ beträgt, so erzielt 

 man zu zerbrechliche Membranen. 



Die Durchlässigkeit der Kollodiummembranen vermindert sich mit 

 ihrem Nitrozellulosegehalte, ihrem Äthergehalte, der Wasserabwesenheit 

 in den Lösungsmitteln und der zu ihrem Trocknen benutzten Zeit. Der 

 Zusatz gewisser Stoffe, wie Essigsäure z. B., zum Kollodium oder zu den 

 zur Lösung der Nitrozellulose angewandten Flüssigkeiten vermehrt die 

 Durchlässigkeit der Kollodiummembranen; der Zusatz anderer Stoffe, wie 

 Kampfer oder gewisse Öle. vermindert sie hingegen. 



Nach Gaucher i) wechselt außerdem noch die Durchlässigkeit der 

 Kollodiummembranen mit der Temperatur, bei welcher die Versuche vor- 

 genommen werden. Sie nimmt bei 60^ C ab, vermindert sich erheblich bei 

 90« C und verschwindet bei lOü» C. 



Nach Kellermann läßt sich der Durchlässigkeitsgrad einer Kollodium- 

 membran auf folgende Weise am leichtesten annähernd schätzen: Man 

 taucht die an einem Glasrohre befestigte Kollodiummembran in Wasser ein 

 und gießt AVasser in das Kollodiumsäckchen ein. Man stellt den elektrischen 

 AViderstand des Wassers fest, indem man eine Elektrode in das im Innern 

 des Kollodiumsäckchens befindliche AVasser bringt und die andere in die 

 äußerliche Wassersäule. Vergleicht man die so erhaltene Zahl mit der Zahl 

 des elektrischen AAlderstandes der gleichen AA^assermenge unter denselben 

 Bedingungen, aber ohne Anwesenheit der Kollodiummembran, so kann man 

 den elektrischen AViderstand der im AVasser beiderseits eintauchenden 

 Oberfläche der Kollodiummembran berechnen. Der elektrische AViderstand 

 nimmt mit der zum Trocknen der Kollodiummembran angewandten Zeit 

 zu und ist also desto größer, je geringer die Durchlässigkeit der Kollodium- 

 membran für Elektrolyte ist und je länger deren Entfernung durch 

 Dialyse beansprucht. 



Zur Darstellung einer Kollodiummembran nach Malßtano wird mög- 

 lichst homogenes Kollodium in ein zylindrisches Gefäß gebracht (Fig. Ib6 B). 

 Als Alandriu dient eine äußerlich gut gereinigte Glasröhre (Fig. lb6A). 

 welche am unteren Ende geschlossen ist und an den "-/s ihrer Höhe eine 

 Erweiterung trägt. Alan faßt diese Röhre an ihrem oberen Ende und taucht 

 sie in das Kollodium bis am obersten Teile der Erweiterung (Fig. 156 B). 

 Dann entzieht man sanft und senkrecht das ALandrin. so daß beim Heben 

 der Röhre Ä der anhaftende Kollodiumüberschuß allmählich wieder in das 



1) L. Gaucher, Sur Tultrafiltration au collodion. Bull, des Sc. pharm. T. 19. p. 129 

 bis 141 (1912). 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsraothodon. VI. 31 



