Technik und Anwendungsweise der Überdruckoperationen. 



045 



stellen. Die Narkose kann nach Belieben geregelt werden. Durch die \ev- 

 wendung einer Glasglocke als Rezipient des Tierkopfes ist es besser mög- 

 lich, sich über das Aussehen des Tiei'es zu orientieren als in einem 

 Blechkasten. Es braucht natürüch nicht besonders betont zu werden, dalj 

 für kurarisierte Tiere diese Apparatur nicht verwandt werden kann, da 

 ja das Tier unter den vorliegenden Verhältnissen durch eigene Atem- 

 bewegungen seinen Gasstoffwechsel in der Lunge besorgen niuli. 



Ein Apparat, der einen Überdruck bei Maskenatmung hervorzu- 

 bringen sucht, ist unter anderem der von Brat- Schmieden und der von 

 Tiegel^) angegebene. Die Abbildungen zeigen die ganze Tiegehche Apparatur, 

 die recht brauchbar ist (Fig. 168 u. 169). 



Fig. 168. 



Überdruckapparatur nach Tiegel. (Maske mit Luftreservoir und Xarkosebehülter.) 



Sie besteht: 



1. aus einer Blechmaske (M), die mittelst einer aufgestülpten, mit Luft gefüllten 

 Gummipelotte der Schnauze des Versuchstieres luftdicht aufgedrückt und außerdem 

 durch einen rasch zu lösenden Gurt befestigt werden kann ; 



2. aus einem mit Netz übersponnenen Gummiballon (BJ, der durch ein weiteres 

 Rohr (Bj mit der Maske, kommuniziert und zugleich Luftreservoir und Behälter fin- 

 den Narkosenäther darstellt. Die weite Lichtung des Yerbinduugsrohres sichert eine 

 unbehinderte Atmung. 



Das weite Verbindungsrohr (B) ist über dem Ballon von einem dünneren Rohr (Z) 

 durchbohrt, das etwa bis in das Zentrum des aufgeblähten Ballons reicht und mit einer 

 Druckluft liefernden Quelle (Sauerstoffbombe, Wasserstrahlluftpumpe), in Verbindung 

 gebracht, als Zuführungsrohr der Druckluft dient. 



1) Zentralbl. f. Chir. Bd. 35. S. 679 (19U8). Brtms Beiträge. Bd. 64. S. 356 (1909); 

 Bd. 68. S.584. (1910). 



