Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechuik". 



663 



wenn man alle (iefäße durch Zufügen einer festen Tara auf das gleiclii' 

 (lewiclit bringt. 1) 



Die Mikrowage von Xernst^) gab vielfache Anregungen, noch emp- 

 findlichere, genauere und bequemere Mikrowagen zu konstruieren.») Hier 

 sei nur kurz auf die mlhwtsays Laboratorium zum Teil nach Angaben von 

 Steeb*) konstruierte Vakuum-Mikro wage hingewiesen, die die er.staunliche 

 Empfindlichkeit von Vsoo-ooo '"// erreiclit.») 



II. Volumbestimmung. (Vgl. S. 21—26.) 



Eine neue Form eines Normal-Tropfenzählers, der der Forde- 

 rung des Deutschen Arzneibuchs "), 20 Ti-opfen destilliertes Wasser im 

 Gewicht von 1 g bei 15" zu liefern, bei 

 bestimmten Arbeitsbedingungen ent- Fig. 203. 



spricht, wurde neuerdings vorgeschla- 

 gen t) (Fig. 203). Das Gefäß wird vor 

 der Glasbläserlampe hergestellt und ist 

 daher ohne jede (liefahr des Zersprin- 

 gens durch Erhitzen sterilisierbar. Wird 

 die Eingußöffnung durch einen Watte- 

 pfropf verschlossen, so kann man der 

 Tropfflasche eine keimfreie Lösung 

 entnehmen. 



Eine andere neue Tropfflasche 

 mit flaschem, deckeiförmigem Stopfen 

 sei hier nur erwähnt.^) Eine zur Auf- 

 bewahrung und Entnahme von Flüssig- 

 keiten geeignete Flasche mit selbst- 



Normal-Tropfenzähler nach Ku»:-Krfmse. 



') Über, über analytische Apparate mit Ausgleich des Taragewichts. Chcm.-Xtir. 

 Bd. 34, S. 255 (1910). — Vgl. ferner: T. Zöhren, Gleich schwere Wägegläschen. Chem.-Ztg. 

 Bd. 36, S. 824(1912). — ^. MiHler, Gleich schwere Wägegläschen. Ebenda. Bd. 36, S. 891 

 (1912) und: Fr. Herles, Dasselbe. Ebenda. S. 1014. 



-) W. Nernst und E. H. Eief>enfeld, Über quantitative Gewichtsanalyse mit sehr 

 kleinen Gewichtsmengen. Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. Bd. 36. S. 208G (1903). 



^) Vgl. darüber z. B. : F. Emicli, Über die Fortschritte der Mikrocliemie seit 

 H. Behrens. Chem.-Ztg. Bd. 35, S. 638 (1911). 



*) Sir W. Ramsay und R. W. Gray, Die Dichte der Radiumemanation. Comptes 

 rendus de l'Acad. des sciences de Paris. T. 151. p. 120 (1910); Chem. Zentralbl. 1910, II. 

 S. 788. — R. W. Gray und W. Ramsay, Die Dichte des ^sitons („Radiumemiuiation") und 

 die Zerfallstheorie. Proc. Royal Soc. London, Serie A, Vol. 84, p. 536 (1911); Chem. Zeu- 

 tralblatt. 1911, I, S. 866. — R. W. Grayxmdi W. Ramsay, Das Atomgewicht des Radiums. 

 Zeitschr. f. physik. Chem. Bd. 80, S. 266 (1912). 



^) Siehe auch z. B.: F. Emich, Über mikrochemische Analyse. Chem.-Ztg. Bd. 34, 

 S. 1002 (1910). 



ß) Deutsches Arzneibuch, 5. Ausg. 1910, Berlin (H. v. Decker). S. XXVIII. 



') H. Kimz-Krause, Über einen neuen Normal-Tropfenzähler. Chem.-Ztg. Bd. 36, 

 S. 15 (1912). 



*) A. Kafz, Tropfflasche mit auf dem flachen Rande dichtendem flachen Deckel. 

 D. R.-P. 219.612; Chem.-Ztg. Bd. 34. Rep. S. 233 (1910). 



