Ergäiiznngen zur „Allgemeinen chemischen Laboratorinmstechnik' 



665 



Die Tropftrichter nach Walter (Fig. 207) gestatten das Abfließen 

 £'inzelner Tropfen bequem außerhalb des eigentlichen Reaktionsgefäßes zu 

 beobachten. Ist dieses undurchsichtig, oder ist die Spitze des Tropftricli- 

 ters aus irgend einem anderen Grunde den Blicken nicht zugiiuglicli. /.. W. 

 bei sehr dunkel gefärbten Reaktionsmassen, so erweist sich dieser 'Iropf- 

 trichter oft als sehr nützlich. — r 



An Spritzflaschen empfiehlt es sich, im lUasrohr ein Rückschlagven- 

 til anzubringen, das den einmal in der Flasche erzeugten Druck so lange 



Fig. 208. 



Fig. 209. 



Spritzflasche init V'eutileu nach Gamber. 



aufrecht erhält, bis (bucii di-ii Ausfluß 

 des Wassers oder duirli das Öffnen 

 einer mit dem Fiiigei- verschließl)aren 

 Öffnung der Drnckaiisgjeicli eiiigi'- 

 treten ist.^) In (\vv neljenstelieiuk'n 

 Abbildung einer (k'rartigen Spritz- 

 flasche-) (Fig. 208) bezeichnet a das 

 (Jummirückschlagventil. b this Druck- 

 ausgleichrohr. Praktischer mag es sein, dieses letztere an dem Ventilrohr 

 selbst anzubringen: es bedarf dann nur eines zweifach durchbohrten 

 .Stopfens.3) Auch für das Herauslassen der kompriiuierten Luft kann ein 



Spritzflasche mit Ventilen nach Schnnre. 



M O.Bach, Lalioratoriumsapparate. Spritzflasche mit konstantem Strahl. Joiini. f. 

 piakt. Chem. [2J, Bd. 11, S. 479 (1875). — Vgl. u. a. auch : 7/. /.. Sfeiiilcn , Neue Laho- 

 ratoriumspparate. 1. Spritzflasche mit automatischen Luft- und Sicherheitsventilen. 

 Chem.-Ztg. Bd. 28, S. 753 (1904). 



'-) C. Schaare, Neuer Spritzflaschenaufsatz mit Inimmirückschlagventil und Drnck- 

 ausgleichrohr. Chem.-Ztg. Bd. 34, S. 60 (1910); vgl.: 0. Bach und ferner : i: d. Kerkhoff, 

 beide ebenda. S. 101. 



») 0. Bach, loc. cit. (Journ. f. prakt. Chem. u. Chem.-Ztg.) 



